( io38 ) 

 ou bien on arrête celui-ci à une division : l'opticien voit si le fil réfléchi est 

 à droite ou à gauche. 



» L'alidade a tourné d'un angle égal à celui du prisme; l'erreur est 

 double de celle du prisme. 



» On peut agir aussi par réfraction, pour les prismes de Rochon, de 

 WoUastou, etc., et mesurer les déviations des images. 



» Si l'on remplace les fils du collimateur p;\r une fenle, on jugera de la 

 nelté et de l'achromntisme du système essayé; les fils sont préférables pour 



estimer le centrage. 



» Si les faces n'étaient pas planes, l'image réfléchie des fils ou de la 

 fente ne serait |)lusau foyer, et l'on aginiitsur la crémaillère. 



» Surfaces perpendiculaii es . — La liuiette est horizontale {fig. 3), le socle a 

 trois pointes, dont une seule niobde. Le type comprend deux surfaces pa- 



rie- 3. 



T 

 H 



::ï 



n 



'---< 



rallèles verticales et une perpendiculaire horizontale, que l'on pose siu- les 

 pointes. Pour rendre la lunette perpendiculaire aux faces verticales, on 

 amène les fils verticaux en coïncidence en toiu'nant le type, et les fils hori- 

 zontaux, en agissant sur la pointe mobile. 



» Soient deux faces perpendicidaires à examiner : la face verticale est 

 polie et l'autre horizontale préparée; on la pose sur le socle; -si l'angle des 

 faces est plus ou moins grand que go°, le fil horizontal réfléchi sera en 

 dessous ou en dessus; l'erreur est double de celle de l'angle droit. L'appareil 

 se vérifie par lui-même, en tournant le type de i8o°. 



» On peut opérer sur des verres n'ayant aucune surface polie et même 

 sur des sut faces métalliques; il suffit d'appliquer sur elles une glace paral- 

 lèle, fixée avec de la cire molle. » 



