( lOOO ) 



IV. — COEFFICIENTS DE RÉDUCTION DES MESURES ÉLECTRIQUES. 



t 1° Calcul des différences de potentiel U aux Sornes d'une machine. — On observe 

 l'intensité i dans la dérivation formée par le galvanomètre n° 1 dont la résistance propre est 

 ^et la résistance additionnelle s : on a évidemment 



(„"- + ,^')/=U. 



» On obtient l'intensité en ampères en multipliant la déviation o du galvanomètre n° 1 

 par m = o, 00458 (uoiV plus loin le tarage des galvanomètres), et, comme ^i = 55°""'% 23 et 

 g' = 50000°""", on a 



U = 3 X 5oo55 X 0,00458 = 9,29,250, 

 exprimée en volts. 



» 2° Calcul de la force électromoltice E développée dans la machine. — Le circuit 

 dérivé ci-dessus, complété par le circuit de la machine, donne, d'après la loi de KirchbotT, 



(,^ + . ••■)''+ ni ==!■:, 



ou bien 



E = U + RI. 



R étant la résistance de la macbine, I l'intensité du courant principal et E la force électro- 

 motrice développée. 



» Pour la réceptrice E, U et I sont de même signe. On aura donc numériquement à 

 ajouter RI à U. 



» Pour la réceptrice, e et u sont de signe contraire à I. On aura donc numériquement 



e = ;/ 



» 3° Calcul de l'intensité du courant principal I. — Elle est donnée par la déviation A 

 du galvanomètre n" 2, dont la résistance est g-i = 29,73, dont les bornes sont réunies par 

 un fd de résistance s = 1,1'i. On a évidemment 



j étant l'intensité lue au galvanomètre: on l'obtient en ampères, en multipliant la déviation 

 A par M = 0,00980 (voir plus loin le tarage des galvanomètres), de sorte qu'on a 



1 = A. 0,0098/ r f- Ï52z2 ) = A Xo,247. 



» Tarage des galvanomètres. — Les deux galvanomètres que M. Deprez a employés sont 

 formés par une lame d'acier fendue en arête de poisson, maintenue entre les branches d'un 

 aimant puissant. On les a tarés simultanément au lieu même des expériences, avant et après 

 la séance du 4 mars, en les mettant dans le circuit d'une pile de 10 daniells, montée depuis 

 trois jours (cylindres de zinc de lo'^ de hauteur), accouplés comme 5 éléments à double sur- 

 face, avec une série de résistances prises sur la boîte servant aux mesures. 



