( lÔaS ) 

 un mélange chimique vari;nit avec chaque degré de froid cherché, ce qui 

 est impraticable. 



» Nous aurions pu employer les éthers et, au moyen d'une poru|)e, mue 

 plus ou moins rapidement, produire un froid variable. Les essais que nous 

 avons f.iits dans ce sens nous ont obligé à en rejeter l'emploi, en raison du 

 prix relativement élevé des substances utilisées, de leur odeur, des dan- 

 gers d'explosion et d'incendie, sans com|)ter qu'il faut un moteur pour la 

 pompe et que le froid ainsi obtenu, malgré toutes les précautions, n'est 

 rien moins que régulier. 



» La nécessité a donc été un aiguillon qui nous a fait rechercher un 

 procédé capable de combler la lacune existant de ce fait dans l'instrumen- 

 tation scientifique. Nous croyons avoir réussi, au moins depuis la tempé- 

 rature ambiante jusqu'à — 45". 



» Nous avons imaginé un appareil à l'aide duquel nous avons pu faire, 

 sur le principe des maladies contagieuses, un certain nombre d'observa- 

 tions intéressantes qui seront l'objet d'une prochaine Communication. 



» Cet instrument, basé sur l'expérience de Faraday sur la liquéfaction 

 du gaz ammoniac, se compose d'une chaudière contenant une solution 

 ammoniacale et reliée à un condensateur par un serpentin compris entre 

 l'enveloppe d'un réservoir à eau et le condensateur. 



» La cliautlière est entourée d'une cuve qu'on emplit d'eau pour refroi- 

 dir son contenu, au moment du retour du gaz qui se dissout à nouveau 

 dans l'eau pendant la production du froid. La même solution peut ainsi 

 servir indéfiniment ou au moins fort longtemps. 



» Le condensateur placé au dessus de la chaudière est entouré, ainsi 

 que le serpentin, d'une bâche où l'on fait passer un courant d'eau froide 

 pendant la distillation du gaz ammoniac. 



» Cette disposition est absolument neuve; elle a pour effet de rendre 

 l'appareil inamovible en même temps que portatif. Toute la manœuvre 

 consiste à faire mouvoir un robinet. 



» Les figures ci-jointes et leurs légendes feront comprendre facilement !e 

 dispositif de l'appareil; nous insisterons seulement sur la partie du méca- 

 nisme qui préside à la graduation du froid. 



» Le gaz liquéfié est enfermé dans le récipient supérieur. On peut l'y 

 maintenir indéfiniment au moyen du robinet à volant et à cône, repré.'-enlé 

 en coupe de grandeur naturelle dans la fuj. 2. 



» Le cône, fermant hermétiquement l'orifice de communication du 

 réfrigérateur, est mobile sur son axe (ce qui prévient les grippements) et 



C. 1',., iSS3, 1" Sen,estre. ( T. XCVI, N" 25.) 2 1 O 



