( i858 ) 

 des variations apparentes dans la direction de la verticale. Ces variations, 

 déjà soupçonnées au xvii" siècle, mises à l'étude en 1 742 par l'Académie de 

 Paris, mais sans résultats positifs, ont été démontrées en i852 par M. An- 

 toine d'Abbadie, qui n'a pas cessé de poursuivre depuis ses recherches sur 

 celle matière. 



» Elles ont été constatées après lui par les travaux de différents physi- 

 ciens et en particulier par les études sur la verticale de M. Bouquet de la 

 Grye, dans sa mission de l'île Campbell, en 1874- 



» Le principe de tous les appareils microsismographiques italiens est le 

 même : une succession d'impulsions très petites, mais synchrones avec 

 l'oscillation propre d'un pendule, peut produire dans ce pendule un mou- 

 vement perceptible. De tous cf s apjîareils, très ingénieux d'ailleurs, aucun 

 n'enregistre le phénomène d'une façon continue, ou bien n'enregistre que 

 l'existence du phénomène sans en pouvoir analyser ni la grandeur, ni les 

 phases. 



» Dans ses recherches sur la verticale, M. d'Abbadie fit usage de la ré- 

 flexion d'un objet fixe dans un bain de mercure situé à une forte distance 

 en contre-bas. Il observait ainsi le double de la déviation angulaire de la 

 surface de son bain de mercure; mais cette disposition ne comporte pas 

 d'enregistrement. 



» A l'île Campbell, M. Bouquet de la Grye eut l'idée de rendre percep- 

 tibles les mouvements apparents du poids d'un long pendule, en les nndli- 

 pliant au moyen d'un levier très léger, à bras très inégaux : le petit bras 

 était directement actionné par le poids du pendule; le grand, terminé par 

 une pointe très fine, se promenait au-dessus d'une plaque métallique qua- 

 drillée en millimètres. Il est clair que l'amplification est égale au rapjiort 

 des longueurs du grand bras de levier et du petit. Depuis lors, un disposi- 

 tif ingénieux a permis à M. Bouquet de la Grye d'obtenir de 10" en 10" un 

 enregistrement électrique des mouvements de son pendide. Ce dernier 

 appareil à enregistrement presque continu a le seul inconvénient de déve- 

 lopper des frottements, très faibles sans doute, mais qu'on peut supposer 

 être de l'ordre du phénomène qu'U s'agit d'enregistrer. 



» Pour se soustraire à toute influence provenant des résistances pas- 

 sives et pour obtenir un enregistrement continu, M. Chesneau, frappé des 

 remarquables résultats obtenus par M. Mascart dans son électromètre 

 atmosphérique au moyen de l'enregistrement par la photographie, a eu 

 l'idée de prendre comme poids du pendule une lentille convergente, et de 

 la faire traverser par un faisceau lumineux émanant d'un point fixe par 



