( 336 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la différence de potentiel et l'amortissement de l'étin- 

 celle électrique à caractère oscillatoire. Note de M. F. Beaulard, pré- 

 sentée par M. Lippmann. 



« En vue de recherches entreprises sur la dispersion électrique par la 

 méthode de Graetz (déviation d'un ellipsoïde convenablement orienté dans 

 un champ électrostatique alternatif) j'ai été amené, afin de déterminer la 

 valeur efficace du champ, à étudier la différence de potentiel aux bornes 

 d'un micromètre, entre les boules duquel éclate une étincelle ayant le 

 caractère oscillatoire. 



» J'ai utilisé, à cet effet, le dispositif suivant : des bornes d'une bobine 

 d'induction partent deux fils parallèles A et B, de quelques mètres de lon- 

 gueur, dont les extrémités libres viennent aboutir respectivement aux 

 deux plateaux d'un condensateur, tandis qu'un micromètre à étincelle 

 ( muni d'un vernier au ~ de millimètre) placé en dérivation sur les deux fils 

 permet de mesurer la distance explosive de l'étincelle. Un tube à vide, 

 disposé perpendiculairement à la direction des fils, et mobile parallèle- 

 ment à lui-même, permet de constater l'existence d'un champ électrosta- 

 tique alternatif, pour des longueurs d'étincelles variables de o cm , i à i cm . 



» La mesure de la différence de potentiel se fait au moyen d'un électro- 

 mètre absolu, analogue à celui utilisé jadis par M. Baile; cet appareil de 

 mesures est constitué par un système de deux plateaux parallèles : l'un, à 

 anneau de garde, est suspendu au fléau d'une balance sensible; l'autre 

 peut être déplacé parallèlement à lui-même; la distance des deux plateaux 

 est mesuré au -^ de millimètre. On opère avec une surcharge de o sr , o5 ; les 

 plateaux, bien isolés, chargés alternativement à des potentiels égaux et de 

 signes contraires, sont rapprochés l'un de l'autre jusqu'au moment où 

 l'équilibre est détruit. Soit v la différence de potentiel déduite de l'applica- 

 tion de la formule classique de l'électromètre ; le Tableau suivant donne, 

 pour des longueurs d'étincelles variables de o cm , i à i cm , les valeurs de v 

 et en même temps les différences de potentiel v qui correspondent, d'après 

 le travail de MM. Bichat et Blondlot, à la même distance explosive. 



v . c'. Différence 



i 1 5 , 7 3 16, 10 0,37 



2 19)67 27, 5o 7,83 



3 20,24 38, 20 14,96 



