( 34o ) 



» Deux fils de cuivre de i mm reliés aux pôles du radie-conducteur traversent le 

 bouchon de l'éprouvette. L'un d'eux, F, qui est nu et court, vient plonger dans le mer- 

 cure; l'autre, F', émerge verticalement d'environ i m ,2o hors du mercure; il est parfai- 

 tement isolé dans son trajet à travers le mercure, et l'enveloppe isolante est enlevée à 

 l'aide d'un canif à partir d'un point I situé à r m environ au-dessus du niveau 

 du mercure. 



» De la sorte F' constitue une antenne qui peut conduire jusqu'au radioconducteur 

 les oscillations électromagnétiques produites dans le voisinage. La cuve à mercure 

 est placée dans un grand récipient cylindrique en verre A dans lequel on verse le 

 liquide à étudier L. Les hauteurs h de ce liquide] sont comptées à partir du point 1, 

 où cesse l'isolement du fil F', et une échelle millimétrique est collée à l'intérieur du 

 récipient de façon que le zéro en soit dans le même plan horizontal que 1. 



» Dans ces conditions, si l'on produit dans le voisinage des oscillations hertziennes, 

 elles tendent à se propager vers le radioconducteur en suivant la surface du fil F'; 

 mais à partir du point P, où ce fil plonge dans le liquide, elles ont à vaincre l'absorption 

 produite par une épaisseur h de celui-ci. En donnant à h des valeurs successivement 

 décroissantes, on en trouve une à partir de laquelle la résistance du radioconducteur 

 diminue sous l'influence des ondes hertziennes. Celte valeur correspond à h = E. 



,> La mesure des résistances était faite à l'aide d'un pont de Weathstone que l'on 

 reliait d'une part à l'antenne et d'autre part au mercure de la cuve, de façon à inter- 

 caler le radioconducteur. On avait soin, avant chaque mesure, de retirera l'aide d'une 

 pipette tout le liquide L pour éliminer les forces électromotrices produites entre le 

 mercure, les fils et l'électrolyte, et qui auraient pu fausser les indications du galvano- 

 mètre. 



» Le générateur d'ondes employé dans ces expériences était un oscillateur de Righi 

 à trois étincelles et intervalle d'huile actionné par une bobine de i5"" d'étincelles et 

 placé a 3o cm de l'antenne; l'étincelle oscillante éclate entre deux sphères de laiton de 

 i ,i ml " de diamètre placées à 2 mm l'une de l'autre et soudées à deux tiges de 5 mm de 

 diamètre et i7 cm de long dont l'autre extrémité porte deux autres sphères de i6 mm de 

 diamètre; ce système est chargé par 2 sphères de 2o mm reliées à la bobine. 



« J'ai trouvé que, dans ces conditions, l'intensité des ondes transmises au radiocon- 



