( 35. ) 

 Sahara oranais, ou bien elle montrerait qu'il y a plusieurs niveaux, parmi 

 lesquels celui quia fourni nos Goniatites pourrait être contemporain des 

 couches observées par Foureau dans le Tassili Adzjer. » 



physique APPLIQUÉE. — Photomètre physiologique Note 

 de M. G. -M. Staxoiévitcii, présentée par M. Janssen. 



« Dans les mesures photomélriques, on compare une source lumineuse 

 donnée à une autre source, prise comme unité, soit directement, soit en se 

 servant d'une unité intermédiaire. Pour les travaux de laboratoire, ces 

 mesures se font facilement et avec une précision suffisante. Mais, quand il 

 s'agit de déterminer l'intensité de certaines sources lumineuses en dehors 

 des laboratoires, dans les rues, par exemple, on rencontre dans ces me- 

 sures de grandes difficultés. Les étalons lumineux (lampe décimale, 

 bougie, lampe Carcel) sont généralement des flammes qui exigent, entre 

 autres conditions, une atmosphère complètement calme, ce qui est très 

 rarement réalisé. Si l'on se sert de l'électricité pour lampe étalon, les diffi- 

 cultés ne sont pas moindres. Le mieux serait de se passer des étalons 

 dans les mesures photométriques, ce qui peut être atteint en se servant 

 du photomètre physiologique dont nous allons exposer la théorie. 



)> Nous partons du principe qu'une quantité d'énergie lumineuse mi- 

 nimum et constante est nécessaire pour produire l'impression lumineuse 

 sur la rétine de l'observateur. Si l'on se trouve dans un espace complète- 

 ment obscur, où l'on ne peut distinguer aucun objet en détail, il faudra 

 une quantité d'énergie lumineuse déterminée pour pouvoir distinguer 

 nettement un détail quelconque, un triangle ou un cercle, dessiné, par 

 exemple, sur une feuille de papier. Il est évident que cette quantité 

 minimum varie dans les limites de variation de l'équation personnelle de 

 l'observateur, mais ces variations sont approximativement de même ordre 

 que celles qui influent en général dans les mesures photométriques. 



» Le photomètre rappelle par sa forme une petite lunette de 20 cl,, -25 cm de longueur 

 et de 4 c ' n -5 cm de diamètre. D'un côté, un verre dépoli reçoit les rayons dont nous vou- 

 lons évaluer l'intensité. A 4<™-5 cm plus loin est fixé un diaphragme iris, dont on peut 

 faire varier l'ouverture extérieurement à volonté; le tambour du diaphragme est divisé 

 en millimètres. L'ouverture du diaphragme, éclairé par le verre dépoli, se trouve placé 

 au foyer principal d'une lentille convexe, de sorte que les rayons sortant de la lentille 



