( v* 



en quartz, par l'intermédiaire d'un fil de verre rigide projeté en O el long 

 de 4 cm . dans une position symétrique par rapport à AB et à A'B'; sou 

 orientation est telle que, en l'absence de toute charge, les portions planes 

 C et D sont parallèles à A.B et A'B'. La portion médiane CD de l'aiguille 

 a été évidée, afin de diminuer à la fois son inertie et la résistance de l'air; 

 l'aiguille est un peu moins haute que ABet A'B', et les distances de C et D 

 aux armatures en regard sont d'environ o cm ,2. Lorsque AB a reçu une 

 charge, positive par exemple, cette charge attire en C de l'électricité 

 négative, et, comme l'aiguille est isolée, il se produit en D une charge 

 positive qui, à son tour, attire sur A'B' de l'électricité négative. Les attrac- 

 tions de AB sur C, et de A'B' sur D concourent pour faire tourner l'aiguille 

 et l'équilibre s'établit après une certaine déviation, grâce à la torsion du 

 fil de quartz. Cette déviation est sensiblement proportionnelle au carré de 

 la charge donnée à AB; un miroir collé au fil de verre permet île la mesurer 

 par la méthode de la réflexion. 



» Afin de pouvoir communiquer à AB une quantité donnée d'électricité, 

 par exemple la charge d'un conducteur isolé, AB est relié par un fil 

 métallique à un conducteur creux; le conducteur chargé étant introduit 

 dans la cavité de façon à en toucher le fond, puis retiré, sa charge a passé 

 presque en totalité sur AB, à cause de la capacité relativement grande du 

 condensateur formé par AB et par C. 



» Pour accroître la sensibilité, j'emploie une méthode de répétition : on 

 a un plan d'épreuve de mêmes dimensions que la plaque P, et monté sur 

 un manche en paraffine. Ce plan d'épreuve est approché de la plaque 

 jusqu'à une distance de o cm , 2. mis en communication avec le sol, puis isolé; 

 il a ainsi acquis une chargea; ayant sensiblement la même valeur numé- 

 rique que la charge de P, et de signe contraire. La charge x est ensuite 

 communiquée à AB à l'aide du conducteur creux. En répétant n fois cette 

 opération, on accumule sur AB une charge égale à nx. 



» L'artifice suivant m'a permis d'augmenter beaucoup plus encore la 

 sensibilité. Au lieu de charger le plan d'épreuve par l'influence de la seule 

 charge de la plaque à étudier, je dispose en regard de celle-ci, à la distance 

 de io cm environ, un plateau métallique d'environ o dlJK1 de surface, dont le 

 potentiel est maintenu, à l'aide d'une pile, à une valeur choisie d'avance. 

 Lors donc que l'on fait avec le plan d'épreuve la manœuvre décrite plus 

 haut, ce plan emporte à chaque fois non seulement la charge x, mais encore 

 une charge Q'due à l'influence du plateau auxiliaire. Au bout de n opéra- 

 tions, l'électromètre a ainsi reçu une charge égale à n (Q + x) et prend 



