( 8oi ) 

 galvanomètre, gradué préalablement, donnait la température. Cette mé- 

 thode a été depuis employée par divers observateurs pour la mesure des 

 températures élevées. 



» En 1 835 ('), dans des recherches sur la chaleur animale faites en 

 commun avec M. Breschet, la méthode fut modifiée pour obtenir plus de 

 précision dans l'évaluation de très faibles différences de température. Dans 

 le même circuit, on disposait deux aiguilles thermo-électriques, fer-cuivre, 

 ou platine-cuivre, formant des couples opposés l'un à l'autre. L'une était 

 maintenue à une température constante (o° ou 36° suivant les expériences), 

 l'autre était portée successivement, d'abord au point à explorer, et donnait 

 alors une déviation déterminée dans le galvanomètre, puis ensuite elle 

 était plongée dans un bain dont on faisait varier la température de manière 

 à obtenir la même déviation au galvanomètre. La température du bain 

 donnait la température cherchée. 



» Plus tard ( 2 ), mon grand-père opéra en faisant varier la température 

 de la seconde soudure de façon à ramener le galvanomètre au zéro. La 

 température mesurée à ce moment devait être la même pour les deux sou- 

 dures, et donnait ainsi la température du point à explorer. Tel est le prin- 

 cipe de la méthode de compensation installée au Muséum depuis i858 

 pour les observations météorologiques et la détermination des tempéra- 

 tures souterraines. 



» La méthode est d'une exactitude rigoureuse et donne les températures 

 à une petite fraction de degré, aux extrémités de câbles formés de fils de 

 fer et de fils de cuivre. Cependant chaque observation constitue une expé- 

 rience qui dure quelques minutes. 



» Dans le but d'abréger la durée de chaque détermination, je me suis 

 proposé, en employant les appareils apériodiques aujourd'hui usuels, 

 d'établir une disposition donnant la température par une lecture directe 

 de la déviation du galvanomètre, tout en conservant la sensibilité et la 

 précision de la méthode de compensation, et sans pour cela être assujetti à 

 la condition de maintenir constante la température d'une des soudures, 

 condition difficile à remplir pour des observations quotidiennes. 



» Dans le Mémoire de 1826 ( s ) rappelé plus haut, se trouve énoncée 



(') A.-C. Becquerel, Ann. de Chim. et de Pliys., 2 e série, t. LIX, p. 117; i835. 

 C 2 ) A.-C. Becquerel, Comptes rendus, t. XLVI, p. 1 1 83 -, i858. 

 ( 3 ) A.-C. Becquerel, Annales de Chimie et de Physique, 3 e série, t. XXXI, 

 p. 38o; 1826. 



