( 8 2 ) 



une loi fondamentale des phénomènes thermo-électriques, désignée sou- 

 vent depuis sous le nom de loi des températures successives. Dans un circuit 

 hétérogène dont les soudures sont aux températures /„ et t t , le courant 

 électrique est la différence des courants que l'on observe si, l'une des 

 soudures étant maintenue à o°, l'autre est portée successivement aux tem- 

 pératures t, et /„. La disposition nouvelle est fondée sur l'application de 

 cette loi. 



» Dans l'un des circuits fer-cuivre d'un des câbles de l'installation 

 thermo-électrique du Muséum, on intercale un galvanomètre à miroir 

 Deprez-d'Arsonva!. Supposons que l'on ait préalablement gradué cet 

 appareil en maintenant l'une des soudures à o° et en portant l'autre à des 

 températures diverses, de manière à tracer sur l'échelle du galvanomètre 

 des repères indiquant les déviations pour les diverses températures, de 

 degré en degré. Si la soudure qui est à la disposition de l'observateur 

 (soudure A), et qui plonge à côté d'un thermomètre dans un godet de 

 mercure, est à la température de o°, la déviation du galvanomètre donnera 

 directement la température de l'autre soudure (soudure B); c'est l'appli- 

 cation de la méthode de 1826. 



» Mais si la soudure A est à une température t marquée par le thermo- 

 mètre, au lieu d'abaisser sa température à o°, on peut employer la méthode 

 suivante, à la condition d'avoir un galvanomètre dont les déviations soient 

 proportionnelles aux intensités des courants, condition qui, dans le galva- 

 nomètre Deprez-d'Arsonval, pour les petites déviations utilisées, est rem- 

 plie avec une approximation pratiquement suffisante. Le circuit étant 

 ouvert, on déplace parallèlement à elle-même l'échelle graduée de façon 

 à faire coïncider le zéro du galvanomètre avec le trait indiquant la tempé- 

 rature /„. Puis on ferme le circuit et, par suite de la déviation du galvano- 

 mètre, l'image de la mire vient se placer sur le trait qui indique la tempé- 

 rature de la soudure B. 



» Pour graduer le galvanomètre il n'est pas nécessaire de porter l'une 

 des soudures ào°; il suffit de la maintenir à une température constante 

 quelconque et de connaître exactement cette température. Si la gradua- 

 tion préalable était poussée au delà de la température neutre, la méthode 

 donnerait encore la température de la soudure B au delà de cette tempé- 

 rature, malgré l'inversion du courant. 



» Les essais de cette méthode appliquée concurremment avec la méthode 

 de compensation ont donné de bons résultats. 



» Un des inconvénients de la méthode, inconvénient signalé du reste 



