(9*3 ) 

 couple thermo-électrique A, auquel s'appliquent les relations ci-dessus, 

 un couple fer-zinc, à caus^ de son grand pouvoir thermo-électrique aux 

 basses températures. lia partie qui doit être portée à la température T sera 

 constituée par un barreau cylindrique mixte d'un centimètre de diamètre 

 environ et d'une longueur de 20 à 3o cm , la soudure étant placée en son 

 milieu. Tout près de celle-ci sera pratiquée dans le fer une rainure pro- 

 fonde, ne laissant au centre qu'une épaisseur <le2 mm environ, et très étroite 

 ( 1 à 2 dixièmes de millimètre) pour loger les spires isolées d'un fil métal- 

 lique très fin, dont les extrémités aboutissent à deux gros fds de môme 

 métal sortant de l'appareil. De part et d'antre de l'ensemble de la soudure 

 et de la spirale, très près et symétriquement, seront placés deux petits 

 trous a et a'; deux autres trous semblables b et b' seront creusés vers le 

 milieu de chacune des barres fer et zinc. Ces trous serviront à loger les 

 quatre soudures d'une pile thermo-électrique très sensible, les soudures 

 paires étant dans les trous a et a', les soudures impaires dans les trous b 

 et b' ; nous appellerons B ce thermomètre. Le tout sera contenu dans 

 un tube de verre de 3 cm ou 4 cm de diamètre parfaitement clos, de façon 

 qu'on puisse faire, une fois pour toutes, un vide aussi parfait que possible 

 à son intérieur. Les extrémités du tube donneront passage à deux fils 

 de 3 mm à 4 mm de diamètre respectivement, en zinc et en fer, destinés aux 

 communications extérieures, n'ayant que quelques millimètres de long à 

 l'intérieur du tube ; elles livreront passage aussi aux fils fins du thermo- 

 mètre B. 



» Cet appareil doit être placé dans l'enceinte dont on veut évaluer la 

 température ainsi que le thermomètre C, dont nous avons appelé l les 

 indications. Le mieux me paraît de constituer celui-ci par un' couple 

 thermo-électrique, dont une des soudures pourrait être placée dans un 

 autre trou pratiqué dans la barre mixte fer-zinc. 



» Ayant disposé l'appareil dans le bain à température voulue, et les 

 indications des thermomètres B et C étant invariables, on fera passer un 

 courant intense (20 ampères, par exemple) dans la barre; à cause de sa 

 grande section, l'effet Joule sera faible et, vu la disposition du thermo- 

 mètre B, ses indications seront pratiquement indépendantes de cet effet, 

 surtout si l'on donne aux deux barres des sections proportionnelles à leur 

 résistivité; au contraire, le thermomètre B indiquera l'effet Peltier. On fera 

 passer ce courant d'intensité mesurée I dans le sens où il y a destruction 

 de chaleur à la soudure, et l'on compensera celle-ci par la création de cha- 

 leur que produira un courant d'intensité i, variable à volonté, circulant 



