( 9^4 ) 

 dans la spirale, ce qu'on reconnaîtra à l'invariabilité des indications de B ('). 

 La mesure de i et de la différence de potentiel e aux extrémités de la spi- 

 rale donnera la quantité de chaleur ei créée ainsi ; on aura donc III = ei, 

 ce qui fera connaître II. On déterminera celle grandeur pour différentes 

 températures indiquées par C, et l'on obtiendra ainsi F(/). 



» D'autre part, il est très facile de mesurer pour chaque température t 

 donnée par C la valeur de la force électromotrice du couple fer-zinc, dont 

 la soudure en dehors du tube de verre sera maintenue à la température de 

 la glace fondante; on obtiendra ainsi/(/). 



» La précision me paraît pouvoir être suffisante pour donner de bonnes 

 mesures, en se servant pour le thermomètre B d'un galvanomètre Broca. 

 Le calcul indique que l'erreur maximum sera de o°,5 vers la température 

 absolue de t5o°; elle pourra atteindre i° et i°,5 pour les températures 

 absolues de 7;) et 20 . 



» Il est probable que les mesures seront facilitées par la simplicité des 

 fonctions /(t) et F(*), qui seront vraisemblablement bien représentées 

 par des fonctions paraboliques d'un petit nombre de termes. 



» Il va sans dire qu'après avoir rapporté ainsi les indications du thermo- 

 mètre C à celles de l'échelle absolue des températures, c'est ce thermo- 

 mètre C qui sera employé dans les mesures courantes, par exemple, pour 

 prendre les points d'ébullition de l'azote, de l'hydrogène, etc. » 



MECANIQUE. — Sur l'application des équations de La grange aux phé- 

 nomènes éleclrodynamiques. Note de M. E. Carvallo, présentée 

 par M. Sarrau. 



« 1. Introduction. — Pour déterminer le mouvement d'un système de 

 circuits mobiles et les courants qui y circulent, Maxwell traite le système 

 comme un système à baisons et lui applique les équations de Lagrange ( 2 ). 



(') Pour mieux assurer cette compensation, il sera bon de creuser légèrement en 

 son centre la face du zinc appliquée contre la face du fer à la soudure, de façon que le 

 contact ait lieu par une couronne juste en face de la spirale et de même largeur qu'elle. 

 La création et la destruction de chaleur se feront ainsi, d'une façon uniforme, presque 

 dans la même section, et le thermomètre B ne donnera une indication invariable que 

 si elles sont égales. 



("-) Maxwell, Traité d'Électricité, t. II, p. 22S (édition française). 



