SÉANCE DU 7 JUILLET 1902. 3l 



affaiblir le courant d'une pile Leclanché unique, en insérant une résis- 

 tance de 2000 ohms, le très faible courant passe néanmoins par un cohé- 

 reur simple, et ne se rompt pas par des chocs. 



» La propriété d'un cohéreur à un seul point de contact peut expliquer, 

 en quelque sorte, le fonctionnement du cohéreur usuel à limailles, ou à 

 débris de charbon. Les petits morceaux de métal se placent à la suite l'un 

 de l'autre, en une sorte de série : ce sont eux qui ailaiblissent progressi- 

 vement la tension électrique, selon leur nombre, et l'on peut, en effet, 

 insérer le cohéreur à limadles dans le circuit d'un élément Leclanché. 

 D'autres particules forment des contacts parallèles et ne fonctionnent 

 qu'en diminuant la résistance. 



» Mais ce qui constitue une différence importante entre le cohéreur en 

 batterie et le cohéreur à limailles, c'est que le premier permet un réglage 

 rationnel. Tout est alors mesurable : on connaît le nombre des contacts, 

 on peut essuyer les aiguilles, varier et mesurer la pression entre 0^,2 et 6^. 

 Au contraire, les conditions du cohéreur à limailles sont tout à fait incon- 

 nues, et variables selon les hasards du choc. On ne sait pas combien de 

 particules se succèdent, combien se sont rangées parallèlement. En outre, 

 les morceaux, très irréguliers, se touchent par des points plus ou moins 

 aigus, exercent des pressions très diverses par unité de surface, et ces 

 pressions peuvent surpasser les limites admissibles. On s'explique ainsi 

 comment les cohéreurs à limailles se montrent fort capricieux, tandis que 

 les cohéreurs à aiguilles fonctionnent d'une manière infaillible. 



» Il n'est aucune des conditions du cohéreur à limailles qu'on ne puisse réaliser 

 avec des cohéreurs à pointes, en les disposant convenablement. Une combinaison 

 semblable a d'ailleurs été proposée par M. Bosse. Ainsi s'explique aussi la pratique 

 prescrite, de prendre des limailles lourdes et de les cribler pour leur donner une égale 

 grosseur. On ne voit pas d'abord pourquoi des morceaux égaux conviendraient mieux 

 que des morceaux inégaux, qui semblent même plus sensibles à l'ébranlement. L'effi- 

 cacité du criblage des limailles lourdes est due à ce que les points trop fins deviennent 

 obtus. 



» Dans la pratique de la télégraphie sans fil, on dit aussi qu'on ne doit 

 insérer le cohéreur que dans le circuit d'un seul élément Leclanché, et 

 que le courant ne doit pas dépasser un millième d'ampère. Mon installa- 

 tion ne me permet pas de faire des expériences de télégraphie sans fil à 

 grandes distances; mais les expériences faites dans le laboratoire, avec 

 mon cohéreur en batterie, m'ont montré qu'on peut l'insérer dans le cir- 

 cuit de trois éléments Leclanché en série, sans autre résistance, et que le 



