2H6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



un crown de 3"^'", 5 d'épaisseur. Il y a tout lieu de penser qu'il nous sera 

 possible d'aborder directement l'étude de lames plus épaisses encore. » 



PHYSIQUE. — Réflexion dp la lumière sur un miroir de fer aimanté perpen- 

 diculairement au plan d'incidence. Note de M. P. Camman, présentée par 

 M. Mascart. 



« Une théorie complète de la reflexion de la lumière sur les miroirs 

 métalliques aimantés a été donnée par M. C.-H. Wind dans les Archives 

 néerlandaises (2" série, t. I, 1897). Dans le cas particulier où l'aimanta- 

 lion est perpendiculaire au plan d'incidence, la conclusion est la suivante : 

 Si la lumière incidente est polarisée dans le plan d'incidence, l'aimantation 

 n'a aucune influence sur la réflexion. Elle fait, au contraire, varier à la' 

 fois la phase et l'amplitude de la lumière réfléchie, si le rayon incident est 

 polarisé perpendiculairement au plan d'incidence. Ce sont ces résultats 

 théoriques que j'ai vérifiés expérimentalement, en mesurant la variation de 

 la différence de phase entre les deux composantes principales et celle de 

 l'azimut rétabli. 



M La source lumineuse est une lampe à arc. La lumière, rendue suffisamment mono- 

 chromatique pour les mesures par son passage à travers une cuve de fuchsine, est 

 concentrée par un condenseur en un trou de 2™™ de diamètre percé dans un écran 

 métallique mince; ce trou est placé au foyer d'une lentille de So"™ de distance focale. 

 Le faisceau qui en est issu traverse un polariseur. Le plan de polarisation faisait des 

 angles de 45° et de 60° avec le plan d'incidence dans les deux séries d'observations 

 eflectuées. La lumière se réfléchit sur deux miroirs de fer plans et parallèles, de 2'=™ de 

 longueur sur i"^" de hauteur, taillés dans deux cadres de fer doux de Suède formant 

 les armatures de deux petits électro-aimants. Les faibles dimensions de ces cadres 

 ,gcm (jg longueur, 5'^™ de hauteur, 2"" de largeur et i"^" d'épaisseur) permettent de les 

 placer sur une plate-forme spéciale adaptée à cet effet sur un cercle de Jamin. On 

 peut ainsi mesurer l'angle d'incidence, régler les miroirs et les rendre parallèles en 

 faisant coïncider dans la lunette les images du rayon direct et du rayon réfléchi deux 

 fois. , 



» L'élude de la lumière réfléchie, polarisée elliptiquement, se fait au moyen d'une 

 lame de mica quart d'onde et d'un analyseur; en réalité, les deux lames de mica suc- 

 cessivement employées n'étaient pas exactement quart d'onde, mais les retards de 

 l'une des vibrations principales étaient respectivement de o, 265 et 0,268 Xy de la laie 

 moyenne D du sodium. L'appareil analyseur est l'analyseur à pénombre Macé de 

 Lépinay. Grâce à la précision et à la sensibilité de cet instrument, les erreurs com- 

 mises ne dépassent pas les erreurs de lecture quand on opère par la méthode de l'éga- 

 lisation de teinte des deux plages; quand on cherche à élalilir l'extinction en suppri- 



