876 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de 8 à 20 milliampères npproximativement; car, par le fait de la inélhode 

 monopolaire et de l'état pathologique de l'intoxiqué, le potentiel élec- 

 trique éprouve certaines variations de modalités, en désaccord avec les 

 prévisions théoriques. » 



PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE. — Appareil pour déterminer la durée des 

 impressions lumineuses sur la rétine. Note de M. ^Iachice Di'poxt, pré- 

 sentée par M. Bouchard. 



« Au cours des recherches que j'ai entreprises au laboratoire de M. le 

 Professeur Joffroy, à Sainte-Anne, pour l'étude du réflexe lumineux qui 

 joue un rôle si important dans le diagnostic des maladies du cerveau, j'ai 

 été amené à étudier la physiologie normale et pathologique de la rétine 

 au point de vue de la durée des impressions lumineuses. 



» C'est une notion classique, qu'une excitation lumineuse perçue par 

 les centres nerveux persiste uu certain temps, et que cet ébranlement 

 moléculaire offre une durée, puis s'amortit, si bien que la cellule peut de 

 nouveau subir une nouvelle excitation vibratoire. 



» Les phénomènes optiques auxquels donne lieu cette propriété des 

 cellules nerveuses sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les rap- 

 peler ici, mais étant donnée cette particularité physiologique, il est permis 

 de supposer que la durée d'une impression lumineuse doit être subor- 

 donnée à l'état d'intégrité des centres nerveux et que le temps peut varier 

 en plus ou en moins suivant l'état pathologique de la cellule, si bien que 

 des variations dans la durée d'une impression lumineuse d'une intensité 

 donnée peuvent être interprétées comme un signe nouveau et rapporté à 

 des lésions déterminées. 



» La physiologie pathologique de la rétine n'ayant pas été étudiée à ce 

 point de vue, j'ai été conduit à établir un appareil et une technique que j'ai 

 l'honneur de présenter à l'Académie pour déterminer : 1° la durée nor- 

 male des impressions lumineuses sur la rétine; 2° pour rechercher les 

 variations pathologiques qui peuvent se produire. 



» Au lieu d'emploj'er les procédés chronométriques sujets à variations, il m'a paru 

 plus intéressant d'utiliser un agent physique, le diapason, pour calculer le temps 

 d'une façon constante. Ce diapason remplaçant le chronomètre, des curseurs con- 

 stituent le régulateur, et une graduation sur les branches indique le nombre de vibra- 

 tions par rapport à la place occupée par les curseurs. 



» Afin d'obtenir un nombre de vibrations excessivement faible sans exagérer la lon- 

 gueur des branches, j'ai augmenté progressivement la cArt/'^e jusqu'au poids de 1 1 ''s. 



