SÉANCE DU l"' DÉCEMBRE I902. gSS 



» Si la température reste fixe, q esL im.iriable. 



dK 



— B. 



» Mode opératoire. — La soudure chaurle sera portée à une température inva- 

 riable 0, supérieure à la température d'ébullitiou de l'eau. L'autre soudure sera d'abord 

 portée à la température de ioo° centigrades; on mesurera e' et q', dont la somme S' 

 correspondra à la température absolue 6'. 



« Cette soudure sera ensuite portée à la température du zéro centigrade, on me- 

 surera e" et q", dont la somme S", correspondra à la température absolue 0". 



» L'échelle qu'on a choisie pour les températures absolues étant celle où l'intervalle 

 fondamental est également de 100°, on a 



S" S' 



La soudure froide étant portée à une autre température inférieure à 6, si l'on trouve 

 comme mesures e et q, dont la somme est S, celte température, repérée dans l'échelle 

 centigrade, sera 



S -S" 



Cette température, évaluée dans l'échelle thermodynamique dont l'échelle centigrade 

 fait partie, est t -+- 8". 



» Pour déterminer 6", on résoudra par tâtonnements l'équation suivante, en posant 

 6'=0"+ 100, 



|^ + BLogO" = ^+BLogO'. 



» A3'ant ainsi simultanément mesuré la force électromotrice de l'élément thermo- 

 électrique et évalué la température de l'une des soudures dans l'échelle thermodynamique 

 adoptée, puis répété ces mesures et évaluations dans des limites de température aussi 

 étendues que possible, on pourra déterminer les constantes de la relation que j'ai 

 donnée entre la force électromotrice et la température absolue. 



» Il suffira alors de mesurer cette force électromotrice pour la déleimination des 

 températures absolues, dans les limites de température dépendant de la nature des 

 métaux formant l'élément thermo-électrique. Cet élément servira de thermomètre 

 étalon. 



» On pourrait également, après avoir obtenu dans le calcul de 0" la deuxième con- 

 stante de la relation enl^e q et la température absolue, utiliser seulement la mesure de q. 



» Le critérium de l'exactitude de la méthode sera que les valeurs de e et de ^, utili- 

 sées séparément, devront donner des indications de température concordantes et 

 indépendantes de la composition de l'élément thermo-électrique. 



* 



» M. Pellat a décrit un procédé pour mesurer q, du phénomène de 

 Peltier : il a calculé et indiqué l'erreur maximum de sa méthode. L'expé- 

 rience juslifiera sans doule ses prévisions, et il est à espérer que, par la 

 pratique, ce savant pourra beaucoup diminuer les erreurs méthodiques. 



