SÉANCE DU 8 JANVIER 1906. 71 



réduit à 



Le rapport des résistances j-j est donc seul à mesurer; il est donné avec une grande 

 approximation par un pont de Wheatstone. 



Détermination de la constante L. — La constante L est le potentiel réci- 

 proque de deux bobines fixes, inductrice et induite. 



Ces appareils étant fixes, on peut leur donner de grandes dimensions, 

 qui se prêtent à une détermination exacte de L. C'est là précisément 

 l'avantage de la méthode que j'ai l'honneur de proposer. On peut de plus 

 leur donner une forme qui rende le calcul de L singulièrement simple. 



Tel est le dispositif imaginé par M. A. Guillel ( ' ) : 



L'indiicleur est une bobine de longueur /; l'induit se compose de n bobines conaxiales 

 avec l'inducteur, et dont chacune est distante de la précédente d'une longueur /. Ce 

 système équivaut à une seule bobine induite actionnée par uu inducteur de lon- 

 gueur ni. On prend ni assez grand pour que le calcul de L se fasse très aisément. 



Cas d'un électroaynamométre symétrique. — La méthode indiquée plus 

 haut est applicable à un électrodyuamomètre quelconque. Lorsqu'on a le 

 soin, comme on le fait d'ordinaire, de donner à l'instrument une forme 

 symétrique, l'application de la méthode est simplifiée. En raison de la sy- 

 métrie, Po est nul. 11 suffit donc de mesurer P^j, et de diviser par h, pour 

 obtenir- la constante cherchée. 



P^ croissant avec h à partir de zéro, on peut profiter de cette circon- 

 stance pour opérer comme il suit : faire croître graduellement P^, en aug- 

 mentant h, jusqu'à ce que Pa= L; pour constater cette égalité, mettre les 

 deux induits à comparer dans le circuit d'un galvanomètre ordinaire, et 

 disposer de h pour que le galvanomètre reste au zéro. 



]/électrodynamon)ètre à bonne iucluiante est symétrique. On a encore 

 Pfl = o. Il suffit donc d'incliner grailuellement la bobuie jusqu'à ce que 

 le galvanomètre reste au zéro, et à mesurer l'angle a. 



En résumé, pour déterminer la constante d'un électrodynamomètre sy- 

 métrique, l'expérience de mesure consiste à constater l'équdibre d'un gal- 

 vanomètre, puis à mesurer soit un angle, soit une longueur. 



(') Thèse (le Pkysique, Paris, 1899 {Journal de Physique, 1^99)- 



