272 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



retour se fait asymptotiqiiement, la courbe descendant brusquement au 

 début. Dans ces conditions, l'hypothèse faite doit être peu erronée. Les 

 équations deviennent 



I«6 = e, Pn<i = t^,, d'où 1=^, 



La difficulté était d'avoir un appareil étalonné donnant des indications 

 en r et assez sensible pour fonctionner sur le secondaire de la bobine. On 

 pourrait prendre un électromètre idiostatique aux bornes d'une résistance 

 convenable ou un appareil de Duddell; j'ai préféré prendre un simple fil 

 d'alliage de platine et cuivre de i™ de long, o™'°,02 de diamètre et de 

 2000 ohms de résistance environ, le tendre légèrement dans un conducteur 

 creux et mesurer ses variations de flèche avec un microscope à grande 

 distance frontale. Pour avoir un grossissement suffisant en respectant cette 

 dernière condition, indispensable pour éviter les perturbations statiques 

 dues au verre de l'objectif, l'oculaire doit être placé sur un support éloigné 

 de 2™,5o de l'objectif. Ce calorimètre a été étalonné préalablement au 



moyen du milliampèremètre même qui sert à la mesure de / idt. 



Le nombre n d'interruptions par seconde est donné au moyen d'un dis- 

 positif stroboscopique. 



J'ai commencé par prendre un tube Chabaud-Villard amené à 12™ d'étincelle équi- 

 valente et j'ai fait varier la fréquence des interruptions. J'ai eu les cliiftres suivants : 



n. E. e]. p. 1. e. 



mîlliampt^re milliampères sec 



84 i 25 7,5 18 o , ooo5 



42 I 5o i5 36 o,ooo5 



21 I 100 3o 72 o,ooo5 



p est le nombre de divisions du micromètre oculaire, duquel on déduit la valeur 

 de eJ. 



La bobine employée dans cette expérience est une bobine de 45'^°' d'étincelle, dont 

 la période d'oscillation propre est d'environ 0,002 de seconde. J'ai ensuite pris une 

 petite bobine de 25'=™ d'étincelle et j'ai eu z\ =z 5o pour /i = 42 et e ^ 1, ce qui donne 

 encore 6 = o=''',ooo5. La période d'oscillation de cette bobine est cependant comprise 

 entre o""=,ooi et 0""=, 0007, beaucoup plus courte que la précédente, et le temps pen- 

 dant lequel passe la décharge dans le tube reste le même. 



Ce temps, qui n'est changé ni par la valeur de I, ni par la période de la bobine, 

 semble donc être une caractéristique d'un tube donné. 



J'ai alors pris la grosse bobine et la fréquence de 42 interruptions par seconde et 



