774 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



I. Si l'on représente par G le grossissemeiU produit par l'objectif à la distance D', 

 par g celui produit à une distance moindre cl' et par ■( la puissance, celle-ci, étant le 

 grossissement produit à chaque unité de distance, est donnée par la formule : 



G 



D' - cl' 



11 suffit, par exemple, d'évaluer les grossissements produits par l'objectif, le tube de 

 tirage du microscope étant complètement tiré, puis complètement abaissé, et la dis- 

 tance comprise entre ces deux positions. 



II. Soient g le grossissement produit par l'objectif à la distance d' de sa face posté- 

 rieure et !p' sa distance foco-faciale postérieure, c'est-à-dire la distance comprise entre 

 son foyer et sa face postérieure; la puissance -f est donnée, pour les mêmes raisons, par 

 les formules : 



T=:7r^^ et 



?/, ' a' -+■ <f„ 



par la première, quand le foyer postérieur de l'objectif se trouve en arrière de sa face 

 postérieure; par la seconde, quand il se trouve en avant d'elle, ce qui a lieu, je l'ai déjà 

 fait remarquer, dès que les objectifs sont un peu forts. 



On pourrait encore obtenir la puissance en évaluant, non plus un grossissement 

 quelconque, mais le pouvoir grossissant P défini comme je l'ai proposé dans deux. 

 Notes antérieures ('), les deux formules précédentes devenant alors : 



et 



?;, 



111. Enfin, comme la puissance est aussi le grossissement produit à l'unité de dis- 

 tance du foyer postérieur de l'objectif, on peut l'évaluer directement en déterminant 

 le siège de ce foyer postérieur, c'est-à-dire la distance foco-faciale postérieure, puis en 

 mesurant le grossissement produit à un décimètre plus loin, ou à toute autre unité de 

 distance. 



J'exposerai ailleurs ces trois procédés avec tous les détails nécessaires pour les mettre 

 en pratique. Je ne puis ici qu'indiquer les résultats que j'ai obtenus en examinant un 



hier la longueur focale, par exemple à celui de M. Gariel {Société de Physique, 1887). 

 11 en est de même pour le second dont je n'ai pas encore parlé. Quant au troisième, je 

 ne l'ai vu signalé nulle part. J'en avais encore essayé un quatrième, également inédit, 

 je crois, qui consiste à évaluer un grossissement quelconque g, la distance d comprise 

 entre l'objet et la face antérieure de l'objectif et celle tp comprise entre le foyer anté- 

 rieur et celte face antérieure; la puissance ■( est donnée par la formule 



gid-'?)' 



mais ce procédé ne m'a pas paru suffisamment exact ajjpliqué à ces objectifs. 

 (') Comptes rendus, 27 novembre et 11 décembre 1904. 



