SÉANCE DU 26 MARS 1906. 781 



à ce que l'état physique des membranes se modifie sensiblement par le 

 départ de celte eau. 



ÉLECTRICITÉ. — Contribution à l'élude de la décharge intermittente. 

 Note de M. G. Millochau, présentée par M. Lippraann. 



Au cours d'un travail sur l'influence du mode de décharge dans les 

 tubesà vide (') j'ai été conduit à employer un système particulier d'élec- 

 trodes, que je désignerai, par la suite, sous le nom d'exploseur capillaire. 



Cet appareil se compose de deux fds métalliques de 2""" de diamètre en- 

 viron, placés en regard, sur un support convenablement disposé et coiffés 

 chacun d'un tube de verre effdé par un bout, de manière que l'extrémité 

 de ce tube présente une partie capillaire très étroite, l'ensemble ayant la 

 forme d'un V renversé. 



En écartant plus ou moins les deux tubes on fait varier la distance explosive et l'on 

 peut obtenir un fonctionnement régulier. Les deux électrodes étant directement reliées 

 aux deux pôles d'une bobine de Ruhmkorff, j'ai constaté que pour un diamètre déterminé 

 du tube capillaire (fonction d'ailleurs de la longueur explosive) l'étincelle prend un 

 aspect particulier, que les masses métalliques, situées dans le voisinage, sont le siège 

 de phénomènes d'induction et qu'on en peut tirer des étincelles. 



La grande netteté et l'intensité particulière du phénomène m'ont conduit à étudier, 

 cette étincelle explosive avec l'appareil suivant, dont le principe est celui du miroir 

 tournant. 



L'image de l'étincelle est projetée par un objectif sur une pellicule circulaire fixée 

 sur un disque tournant très rapidement autour d'un axe perpendiculaire à son plan et 

 passant par le centre de ce disque. 



Cet appareil appartient à la collection de l'observatoire de Meudon et a été imaginé 

 par M. Janssen, en 1888 (^). 



Entre l'étincelle et l'objectif est placée une lame de verre à faces parallèles et verti- 

 cales, ayant 35">°> d'épaisseur et qui peut tourner rapidement autour d'un axe vertical, 

 d'un quart de tour environ, à la façon d'un obturateur circulaire. 



Le ressort qui actionne ce système peut être plus ou moins tendu pour permettre 

 d'obtenir des vitesses différentes. 



(') Ce travail m'avait été suggéré par une reman[ue que j'avais eu l'occasion de faire 

 dans l'examen spectroscopique des gaz au Vésuve. 



('-) Cet appareil, construit par M. Chevallier en 1888, donne une vitesse de 170 tours 

 par seconde. 



C. R., 1906, I" Semestre. (T. CXLII, N» 13.) ïoJ 



