qi6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



PHYSIQUE DU GLOBE. — Les courbures du géoide dans le lunnel du Simplon. 

 Note de M. Marcel Brillouix, présentée par M. Mascart. 



1. M. Eôlvôs a indiqué en 1896 {Ann. de Wiedemann) le moyen de 

 mesurer les dérivées secondes du potentiel newtonien à la surface de la 

 Terre ('). En particulier, la différence des courbures principales du géoïde 

 et leur direction se déterminent en observant les déviations d'un balancier 

 rectiligne horizontal suspendu à un fd de torsion, pour diverses orienta- 

 tions de l'appareil; en principe, c'est une balance de Cavendish doubles 

 masses attirantes constituées par les inégalités du sol sont fixes; on change 

 leur action sur le balancier en faisant tourner toute la balance dans diffé- 

 rents azimuts au lieu de faire tourner les masses attirantes autour de la 

 balance. 



J'ai donné, depuis plusieurs années déjà, à l'appareil imaginé par 

 M. Eôlvos une forme particulièrement adaptée aux mesures rapides (-). Le 

 balancier a 33™ de longueur et pèse environ 200^; il est formé d'une tige 

 de cuivre terminée par deux disques épais orientés dans le plan de la sus- 

 pension; chacun de ces disques est entouré d'un cylindre mince de 5*^*" 

 environ de longueur, qui se meut enire des cylindres fixes avec moins 

 de 2"™ de jeu, ce qui amortit rapidement les oscillations par le même mé- 

 canisme que dans la balance de Curie. Le balancier est supporté par un 

 ruban de torsion en platine iridié de 35"" de longueur, o"'",4 de largeur 

 et o™",o25 d'épaisseur environ. La durée d'une oscillation complète est 

 de 559 secondes quand l'amortissement est supprimé. 



Au balancier est fixé le spalli mobile de la combinaison biréfiingenle qui me sert à 

 lire les déviations {'); la lame tiemi-onde et le second spath sont fi\és à la partie infé- 

 rieure d'une colonne métallique creuse dont Taxe est occupé par le fil de torsion, 

 suspendu à la partie supérieure de la colonne. Cette colonne repose dans le reste de 

 l'appareil par l'intermédiaire de couches d'ouate et de feutre, qui ne transmettent au- 

 cune vibration. Le reste de l'appareil optique est fixé à la boîte extérieure. 



Une triple enceinte métallique établit l'uniformité de la température intérieure 

 lorsque la variation de la température extérieure n'est pas trop rapide. Tout l'appa- 



(') Voir aussi EiiTVos. Congrès international de Physiijue, t. III, 1900, p. 371-390. 

 (^) Notice sur les travaux scientifiques de M. Brillouin, p. 5r. Gauthier- Villars. 

 (^) Mesure des très petits angles de rotation {Comptes rendus, t. CXXXVII, 1903, 

 p. 786). 



