SÉANCE DU 30 AVRIL 1906. 993 



Electricité. — Galvanomètre à cadre mobile pour courants alternatifs. 

 Note de M. Henri Abraham. 



On peut mesurer des courants alternatifs de l'ordre du centième de micro- 

 ampère avec un galvanomètre à cadre moliile dont le champ magnétique est 

 créé par un électro-aimant excité par un courant alternatif de même 

 fréquence. Pour les mesures très délicates, il peut être bon d'actionner cet 

 électro-aimant au moyen d'un petit transformateur auxiliaire bien isolé. 



Description de l'appareil. — L'appareil a été réalisé avec la collaboration 

 de M. J. Carpentier, et nous avons aussi entrepris la construction d'un 

 modèle moins sensible destiné à diverses mesures industrielles. 



La disposition générale est celle d'un galvanomètre d'Arsonval ordinaire. 

 L'électro-aimant, en forme de couronne horizontale, est à pôles saillants 

 intérieurs. Entre ces deux pôles se trouve placé le noyau de fer cylin- 

 drique, également feuilleté. Les différentes parties de l'appareil sont 

 isolées à l'ébonite. 



Les fuites magnétiques de l'électro-aimant alternatif induisent dans les pièces 

 métalliques fixes de l'appareil des courants qui tendent à réagir sur le circuit 

 du cadre. S'il y a quelque dissymétrie dans la construction, le cadre mobile 

 sera donc légôremenl entraîné d'un côté ou de l'autre comme dans un champ 

 tournant. On ne peut pas faire qu'il n'y ait aucune dissymétrie, mais il est facile 

 de supprimer, une fois pour toutes, l'effet d'entraînement dont il vient d'être question, 

 en plaçant dans l'entrefer une petite lame de métal convenablement orientée. 



Couple dii^ecteur électrique. Sa suppression. — L'électro-aimant étant 

 excité, si l'on ferme le circuit du galvanomètre sur une résistance faible, 

 on voit le cadre mobile se fixer violemment dans la position où il n'est 

 traversé par aucun flux. Si on l'écarté de cette position, il y est ramené par 

 un couple directeur puissant qui s'ajoute au couple de torsion du fil. 

 11 semble donc que la sensibilité de l'appareil doive se trouver énormément 

 réduite. 



Ce couple directeur provient du courant induit dans le cadre par le flux 

 alternatif. Si ce courant était exactement en quadrature avec le champ, il ne 

 produirait aucune déviation ; le couple observé est dû au retard de phase 

 que la self-induction du cadre impose au courant. Pour faire disparaître le 

 couple, il n'y a qu'à faire disparaître le retard de phase. 



Or, ceci est facile à obtenir. On met en série avec le cadre mobile 



