994 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



une capacité shuntée par une résistance réglable. Cette deuxième partie 

 du circuit avance la phase du courant, et, pour une valeur convenable de la 

 résistance, en fait disparaître le retard de phase et, en même temps, 

 le couple directeur. 



On peut remarquer que la compensation est ainsi faite une fois pour 

 toutes, et que le circuit du cadre mobile, suivi de la capacité shuntée, 

 n'intervient plus que par sa résistance (i). 



Sensibilité obtenue. — Le cadre mobile a, par exemple, une résistance de 

 200 ohms et une période d'oscillation de 10 secondes. La compensation 

 du couple directeur est obtenue par la mise en circuit de un demi-micro- 

 farad shunté par une résistance de 330 ohms. Le galvanomètre, fermé sur 

 une résistance de 2000 ohms, est apériodique et son zéro est stable, à moins 

 de un demi-millimètre près, l'échelle étant à un mètre de l'appareil. Dans ces 

 conditions, la sensibilité est de 275 millimètres par micro-ampère. 



Remarque. — Lorsque l'on fait le réglage de la compensation du couple 

 directeur électrique, il peut être intéressant d'exagérer l'action de la capacité 

 de réglage, de manière à mettre le courant induit dans le cadre en avance 

 sur la force électro-motrice. Au lieu d'un couple directeur, on a alors 

 un couple d'instabilité qui se retranche du couple de torsion du fil, et l'on 

 arrive à ce résultat paradoxal d'obtenir une sensibilité plus grande que 

 ne le comporte la torsion du fil. 



Dans l'expérience précédente, par exemple, si l'on porte de 330 à 

 340 ohms la résistance qui shunte la capacité compensatrice, la sensibilité 

 atteint 400 millimètres par micro-ampère. 



Physique. — Sur les spectres des alliages. Note de MM. J. de Kowalski 

 et P. B. Huber, présentée par M. E. H. Amagat. 



C'est en étudiant l'influence de la self-induction sur les spectres de la 

 décharge oscillante, entre électrodes en alliages métalliques, que nous avons 



(i) Une capacité C shuntée par une résistance R compense une self-induction L donnée 

 par la formule 



_ CR^ 

 1-f c^^C^Rs" 



.Si donc on met dans le circuit du cadre mobile une self-induction inconnue, la mesure de la 

 résistance de réglage fera connaître la valeur de cette self-induction. Le procédé est très 

 commode pour la mesure à un pour cent près des coefifîcients de self-induction, à partir de 

 quelques millièmes de Henry. 



