SÉANCE DU 5 JUIN iqoG. I261 



3o grades dont la mesure s'effectue, à l'aide d'un troisième microscope 

 coudé, sur un secteur divisé et chiiTré de la même manière que le limbe. 



Cercle horizonlal. 

 Cùl<? gauche. 



Secteur vertical. 



Cercle horizontal. 

 Côtô droit. 



Azimut. Inclinaison. Azimut. 



Fig. 2. — Images, en giandcur iialurelle, des divisions vues dans les trois microscopes. 



Les oculaires des trois microscopes entourent celui de la lunette et 

 permettent ainsi à l'opérateur d'effectuer toutes ses lectures sans déplace- 

 ment et par un simple mouvement de tête. 



Le support de l'instrument renferme un dispositif de translation et porte 

 une calotte sphérique mobile, analogue à celle du niveau employé pour 

 le nivellement général de la France. 



Des essais prolongés ont montré que, à égalité de diamètre des limbes, 

 la précision réalisée dans les mesures d'angles avec cet appareil le cède 

 peu à celle obtenue avec les meilleurs modèles antérieurs, à verniers ou 

 à micromètres, ou bien à vis tangente et limbe denté. Seul, le dispositif à 

 tambour micrométrique donne une exactitude notablement supérieure. 



Le tableau ci-après donne à cet égard les résultats de nombreuses expé- 

 riences effectuées à l'aide de divers appareils par M. Cuvigny, conducteur 

 des Ponts et Chaussées, attaché au service technique du Cadastre et par 

 le docteur Reinhertz, professeur à l'Université de Bonn [Zeilschri/t fiïr 

 Vermessungswesen, 1902, p. 214). 



