SÉANCE DU l6 JUILLET I907, ï5q 



il suffit nue at — " , — ■ K „ • 3° Entre les valeurs possibles de a et fi, on choisit 



celles qui dnunent le meilleur rendement, généralement voisin de l'unité, sans nue 

 pourtant la durée des observations puisse faire craindre un déplacement des micro- 

 scopes. 



Les traits du second ordre, au nombre de 70. sont les multiples de 9, 6. 5 et 4- On 

 en détermine les coirections par les trois procédés suivants : (et) intercalaliou d'un ou 

 plusieurs Irails entre le zéro et un repère fondamental, avec répétition judicieuse des 

 mesures, opération d; {h) intercalation d'un trait unique entre deu\ repères fondamen- 

 taux, opération D ; (t) rattaciiement à un trait fondamental, opération A, en profilant 

 de l'ouverture (déterminée à l'occasion d'une opération d. On obtient ainsi, pour chaque 

 correction, de 6 à 7 valeurs entièrement indépendantes, reposant sur des repères 

 échelonnés sur toute la circonférence; l'erreur finale de rattachement est inférieure 

 au \ de l'erreur à craindre sur l'un de ces repères, elle rendement toujours voisin de r . 



Le travail continue de la même manière pour rattacher : 1° les tiaits des degrés entiers 

 à ceux du premier et du second ordre par des opéiations des trois caté;^ories; 2° les 3o' 

 aux degrés entiers par des opérations D appuyées autant que possible sur les traits 

 fondamentaux ou secondaires; 3° les 10', 20', 3o' et /40, par des opérations d et A 

 rapportées aux degrés entiers et aux 3o'; 4° enfin, les 5', i5', . . . par des opérations D 

 dont l'un des appuis est un repèie fondamental. 



Une fois dressé le Taljleati des opérations, rien n'est plus facile que de 

 l'exécuter sans confusion possible. 



L'installation des microscopes comporte un couple fi?te et un couple 

 mobile glissant à volonté le long- de la jante du cercle-support; des vis de 

 pression en permettent la mise en place en moins de deux minutes. En 

 opposant les têtes de vis dans les deux couples, on peut les rapprocher 

 jusqu'à 4"; au-dessous, c'est-à-dire de o" à 4" et de 17G" à 180", l'élude 

 exige des règles spéciales, faciles à imaginer, sur lesquelles nous ne pouvons 

 insister ici. 



L'éclairage, fourni par une petite lampe à incandescence solidaire de 

 chaque microscope, est interrompu en dehors des lectures, afin d'éviter 

 l'effet nuisible de réchauffement. Dans le plan focal, un diaphragme de 

 forme appropriée, repéré sur l'extrémité des traits, n'eu laisse voir qu'une 

 faible partie au centre; c'est 'donc à un segment bien délimité que 

 s'appliquent les corrections obtenues. Le même dispositif sera, naturelle- 

 ment, conservé pour les observations. Inutile d'ajouter que la mise au foyer 

 a été l'objel d'un soin tout particulier. 



Voyons la précision des résultats. Les expériences préliminaires, avec 

 l'installation lixe, ont manifesté une erreur probable £„ = ± o",o8 par unité 



