Sgo ACADÉMIE DES SCIIONCES. 



d'ailleurs surpris et quelquefois le mauvais temps persistant nous en a chassé, nous 

 forçant à faire l'ascension complète deux. fois. 



Nous avons exéculé à chaque sommet plusieurs tours d'Iiorizon photogra- 

 phiques avec des éclairages différenls et un grand nomhre de télépliolo- 

 graphies. Il a été ainsi rappoité de celte campagne 70 douzaines de clichés. 



SPECTROSCOPIE. -- Sur les spcclroscopes à miroirs. Note de M. Maurice Hamy, 



présentée par M. Lirwy. 



La substilulion des miroirs aux objectifs est souvent employée, dans les 

 spectroscopes, en vue d'éviter les changements de mise au point qui se pro- 

 duisent quand on passe d'une région à l'autre du spectre. L'une des dispo- 

 sitions que l'on peut adopter est la suivante. A leur sortie du collimateur 

 (télescope), les rayons lumineux rencontrent le train de prismes, ou le 

 réseau, destiné à les disperser. Ils tombent ensuite sur un miroir sphérique 

 concave, placé à une certaine distance et réglé, tant en position qu'en orien- 

 tation, de manière à les faire converger sur une plaque plKjtographiipie, 

 au niveau du plan passant par le centre de courbure du miroir et coupant, 

 à mi-baiiti'ur, les arêtes des prismes ou les traits du réseau. 



J'ai été amené à étudier la meilleure position à donner à la face de sortie 

 du dernier prisme traversé par la lumière, ou au réseau, pour obtenir un 

 champ d'images aussi plan etaussi étendu que possible. Cette position n'est 

 pas indifférente. 



Il faut, pour atteindre le but cliercl)c, que le ceiUra N de la face de'sortie du dernier 

 prisme du train, ou le centre du réseau, soit dis])osé, entre le miroir et le milieu F 

 du raviui de ce miroir passant par N, à une distance de F égale à o, i54 de la longueur 

 focale. Les images se forment dans le plan focal qui passe par F. D'autre part, en 

 appelant R le rayon de courbure du miroir. 2 (3 la largeur du faisceau émergent des 

 prismes, ou réfléchi par le réseau, et A la distance au point F de l'exlrémité du champ 

 utilisé dans le plan focal, la largeur d'une raie monochromatique, avec une fente 

 d'ouverture évanouissante, satisfait à l'inégalité 



-■> [0,00,02 (^^)'+o,o595|(i^)'+o,866(|yi^ + ^|y]. 



Largeur < H 



Par exemple : pour R = 2™, 00, A = o'", 24, (3 = o™,02, la largeur des raies est infé- 

 rieuie à o™™,oo8 ; pour Rr=5"',oo, A = 0^,22, [3 — o™,o4, la largeur des raies est 

 inférieure à o""", 026. 



