^12 ACADEMIE DES SCIENCES. 



sant la nirine hiMiincscencc qu'un étalon de i.«,o2 de Ijromure de radium 

 d'aclivilé jooooo élalé sur une surface circulaire de i"" de diamètre (échan- 

 tillon Armel-Delisle) et placé à -2"" de la surface Ihiorescente. 



Dès lors l'unité de quantité de rayonnement sera la quantité agissant 

 pendant i minute lorsque le champ a l'unité d'intensité. C'est celte unité que 

 j'ai appelée l'unité M. Elle vaut, toutes choses égales d'ailleurs, environ ^ 

 de l'unité H de Holtzknechl. Cette unité est assez petite pour convenir à la 

 radiographie aussi bien qu'à la radiothérapie. T 'n M de rayons n" 5 suffît 

 pour radiographier une main, 4M, pour radiographier une épaule, etc. 



.le présente aujourd'hui un nouveau quantitomètre qui est simplement 

 un totaliseur d'M. Voici sa description sommaire : 



Sut- une source de coiiiaot à voltage constant je place en série deiix appareils de 

 résistance : \e jJieniier est un iliéostat à 96 plots portant les numéros 30, 32, 34-, etc., 

 jusqu'à 2-20. Ces cliiflVes indi(|uent en centimètres la distance à laquelle il faut se 

 placer du tulie poui- avoir l'équivalence de luminosité entre les deux plages. Chaque 

 plot est séparé du |)lot voisin par une résistance variable 2'",o3, 2"', 08, ?-''', i4> •••> 

 7 16'", 4, de telle sorte que le courant débité à travers ce rhéostat soit directement pro- 

 portionnel aux carrés des distances marquées sur les plots, lorsque le voltage est 

 1 lo volts et que la résistance réduite coitsianle du deuxième appareil est égale à i 10'". 



Au sortir de ce rhéostat, le courant traverse un éleclroilynamomètre qui indique le 

 pouvoir émissif de l'ampoule calculé en M par minute ii o'", 10 du centre de l'anti- 

 cathode. 



Le deuxième appareil de résistance est composé de deux rhéostats de 21 plots 

 chacun groupés en quantité de telle sorte que leur résistance réduite soit à tout mo- 

 ment, quelle que soit la position du curseur commun, égale à iio"' (déduction faite 

 comme il convient de la résistance des appareils de mesure, ajoutés sur l'une ou sur 

 les deux branches). De cette façon, si le rhéostat d'équivalence décrit ci-dessus est au 

 maximum (c'est-à-dire R = o), le courant débité est de i ampère, quelle que soit, je 

 le répète, la position du curseur commun. 



Voici maintenant comment se distribue le courant dans ce deuxième appareil de 

 résistance dont les plots portent respectivement les numéros 10, 11, 12, 13, Vv, 15, 16, 

 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 40, 45. oO, 60 dislances opératoires en centi- 

 mètres les plus communément employées. Dans l'une des branches portant un électro- 

 dynamomètre et un compteur, le courant qui passe est inversement proportionnel aux 

 carrés des distances opératoires. Le reste du courant débité passe par l'autre branche. 



L'électrodynamomèlre indique en M par minute l'intensité du champ à la dislance 



opératoire. 



Le compteur totalise le nombre d'.M débités en fonction du temps et de l'intensité 

 du courant qui le traverse. 



Ce quantitomètre basé sur la mesure de la fluorescence produite sur le 



