SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1907. Il57 



La saturation est donc sensiblement altciale à 2000 gaiiss; la faible dé- 

 croissance de 0,3 pour 100 dans les champs intenses est probablement l'in- 

 dice du résidu de la cause d'erreur mentionnée ci-dessus. 



Deuxième méthode. — Un petit solénoïde placé dans l'axe de l'entrefer 

 de 4o°"" entre pièces polaires planes de i ">"" forme la bobine induite. (3n 

 introduit par la perforation axiale un ellipsoïde de révolution allongé de 

 fer ou de nickel, dont les axes ont 4""" et 9""". La masse de matière magné- 

 tique déplacée étant minime, on évite ton le répercussion sur les pièces 

 polaires. La position de chaque spire du solénoïde a été relevée avec la ma- 

 chine à diviser. J'ai trouvé ainsi : 



Les champs ont été corrigés des champs démagnétisants des ellipsoïdes. 

 Le fer est le même fer très doux de Suède (Kohlsva); le nickel est obtenu 

 par décomposition du nickel-carbonyle, donc exempt d'impuretés métal- 

 liques. 



J'estime que les intensités d'aimantation à saturation du fer et du nickel 

 à la température ordinaire sont données par vj'ii et 497; à o,5 pour 100 

 pi'ès. 



PHYSIQUE. — Application de la loi de Poiseuille à la mesure des pressions 

 élevées. Note de M. A. Perot, présentée par M. Amagat. 



La construction d'un manomètre précis pour les pressions élevées, de 

 plusieurs centaines de kilogrammes, n'est pas sans présenter des difficultés 

 considérables, d'aillenrs surmontées dans les appareils dilTérentiels à mou- 

 vement louvoyant, dus à M, Amagat. Ayant eu, en vue d'étalonnages, à 

 me préoccuper de la construction d'un appareil de cette nature, j'ai été 

 amené, en mettant à profit la loi de l'écoulement des lif[uidcs à travers les 

 tubes capillaires, due à Poiseuille, à réaliser un dispositif très simple qu'il 

 me paraît intéressant d'indiquer. 



