II 58 ACADÉMIE DES SCIE^XES. 



L'appareil est construit de la façon suivante : un tube capillaire (lige de tliermo- 

 uiètre) de So'"' de longueur, de o""", o5 environ de diamètre intérieur, est enroulé en 

 spirale et soudé à un tube plus large mastiqué dans la pièce de raccord de l'éprnu- 

 vette de la presse de M. Cailletel; la spirale plonge dans l'éprouvette préalablemciit 

 remplie d'eau filtrée. La partie du tube qui émerge est reliée à un tube le long duquel 

 sont ménagées des ampoules de a"^™', séparées les unes des autres par des traits de 

 repère. Le tout est placé dans un bac de 5o' contenant de l'eau maintenue à 32°. 



Si l'on injecte de l'eau dans l'éprouvette et qu'on maintienne la pression constante, 

 ce qui est facile avec un piston plongeur commandé pai' une vis, le liquide s'écoule 

 dans les ampoules en traversant le tube capillaiie. Imi vertu de la loi de l'oiseuille, le 

 temps nécessaire à l'écoulement d'une masse donnée, correspondant par exemple au 

 volume d'une ampoule, est inversement proportionnel à la pression : si donc l'appareil 

 a été taré pour une pression connue, il pourra ètie utilisé comme manomètre. 



Le tube utilisé dans l'appareil construit cnnvenait pour des pressions élevées allant 

 jusqu'à Soo'''-'. Il peut en réalité servir pour toutes celles pour lesquelles l'écou- 

 lement se fait suivant la loi de Poiseuille et non suivant le régime hydiaulique. 

 La métliode est, en principe, applicable pour toutes les pressions à condition de 

 piendre un tube assez long et par suite de se placer dans les cas où la condition ci- 

 dessus est réalisée ; elle lest pour le tube employé pour une pression de io''s par 

 centimètre de longueur. 



Il est im[)orlaiil d'opéiL'r à une tompi-ialure toujoui's la même, voisine 

 de 3-2", pour laquelle la viscosité de Tcau est, d'après les rechefches de 

 M. Hauser, indépendante de la pression. 



Voici, à litre d'indication, les résultats olilenus dans le tarage d'un ma- 

 noiiièlre métallicpie déjà ancien : 



l'ression vraie 



Indication du manomètre. 



Temps nécessaire à l'écoulement 

 de 2'^™' d'eau, en secondes .... 



Moveniie 



l'erreur probable de la juo>enue 

 eji nom- 100 



Pour l'instrument construit, le produit de la pression par le temps néces- 

 saire à l'écoulement de 2""' d'eau était 3/i,ol>2, oluenu par comparaison avec 



