SÉANCE DU 3o DÉCEMBRE 1907. I 387 



nomènes d'interférence, ont donné, pour un même cube de quartz mesuré 

 par deux procédés différents : 



1897. Macé de I.épinay (') o''e, 999 9.59 



1899. Fabry, Macé de Lépinay et Perot (-) o'^s,999 979 



Le Bureau international des Poids et Mesures a consacré à cette question, 

 soit seul, soit en collaboration, une série considérable d'études, (jui l'ont 

 occupé pendant plusieurs années. La méthode générale, applicable au pro- 

 blème, consiste toujours à déterminer, par des mesures de longueurs rap- 

 portées au Mètre prototype, les dimensions et, par suite, le volume d'un 

 solide de forme géométrique défini, cylindre ou cube par exemple, réalisé 

 aussi parfaitement que possible ; ensuite à déterminer par des pesées la 

 poussée, rapportée au Kilogramme prototype, éprouvée par ce même 

 solide immergé dans l'eau. Le quotient de l'un des nombres obtenus par 

 l'autre, dans ces deux expériences, est le rapport cherché. 



Les pesées des corps mis en usage ont été faites au Bureau international, 

 au moyen de balances qui sont au nombre des plus parfaites actuellement 

 existantes. Les séries de poids employées sont des séries étalons, en platine 

 iridié, très soigneusement étudiées. Les pesées hydrostatiques ont été faites 

 dans de l'eau redistillée dans un appareil à condenseur en platine, etc. 



Pour les mesures des dimensions des corps, trois méthodes différentes 

 ont été appliquées, par des observateurs différents, à des corps de nature et 

 de formes différentes. 



Dans un premier travail, fait par M. Giiillaiime, on a repris l'ancienne métliode de 

 Lefèvre-Gineau, dite méthode de contact, en v apportant tous les perfeclionnenienls 

 de la Métrologie moderne. Elle a été appliquée, dans des expériences définitives, sur 

 trois cylindres de bronze, de hauteurs sensiblement égales aux diamètres île leur base, 

 et respectivement égales à lo"^'", la"^" et i4'^"' à peu près. La méthode consiste à j^rendre 

 le corps à mesurer, un cylindre par exemple, suivant un de ses diamètres, entre deux 

 palpeurs, à extrémités arrondies, portant chacun un trait de repère et placés dans un 

 comparateur, à côté d'une règle divisée étalonnée. Les contacts étant assurés |>;rr une 

 légère pression, on détermine, par comparaison avec la règle, la distarrce des traits tle 

 repère. On enlève ensrrite le cylindre, on rapproche les palpeurs jusqu'arr contact et 

 l'on détermine de nouveair la distance des traits. La différence des derrx lungirerns 

 ainsi mesurées donne la dimension cherchée. 



La deuxième méthode a été appliquée par M. Pierre Cliapjjuis, sur une série de 

 cubes de crown, d'arêtes respectivement égales à /^'"^ 5'^" et 6'^^°'. Cette ruétliode con- 



(') Ann. de Chim. et de l'Iiys., -" série, t. XI, p. 102. 

 (-) Comptes rendus, t. CXXIX, 1899, p. 70g. 



