( io6 ) 

 d'nn prisme ennéarlre terminé d'un cûté par une pyramide triëdre , et de l'autre par 

 ' une pyramide liéxitdre. C'est la variété nommée isogone par le C. Hai'iy. Ces prisaies 



ont depuis 3 jusqu'à i3 millimètres ( i ligne à 6 lignes ). On les trouve dans la roche 

 caicaire dite Dolomic , avec du mica blanc-jaundre. Le sommet hexaèdre est 

 ordinairement peu prononcé. Ce même naturaliste cite dans ce mémoire un py- 

 roxène verd-OLScur qu'd a rencontré dans une rfiche iaternié'iia;re entre le petit 

 silex et le trapp de la vallée de Batège, au dessus de Gèdre , dans les Pyrénées. Ce 

 qui prouve que cette pierre n'appartient pas exclusivement aux volcans comme 

 on lavoit cru. A. B. 



Mémoire sur un nouveau Baromètre au moyen duquel on mesure 

 l'niniàdlatement les cliangeinens de densité do l'air par, le poids du. 

 mercure , par le citoyen Conté. 



Institut nat. Le C. Conté , directeur de l'école aérostatique établie à Meudon , s'est occupé 

 depuis long-temps di"s moyens de construire un baromètre plus portatif et plus 

 sensible que ceux dont on a fait usage jusqu'à ce jour. Il décrit dans son mé- 

 moireles divers iustriimens qu'il a conçus et exécutés successivement, avant d'arriver 

 à celui qu'il présente à l'Institut. La forme du premier de ces inslrumens est i 

 peu-près celle d'une montre ; on en voit le dessin dans la ligure g''. ABC est 

 une calotte très-solide, de fer ou de cuivre, sur les bords de laquelle s'appliquent 

 exactement ceux d'une autre calotte d'acier A F C, mince et flexible. Celle-ci s'appuie 

 contre le fonds de la première, au moyen de ressorts R . R. La queue CD ren- 

 ferme un canal qui fait communiquer la capacité ABC F avec l'air extérieur, 

 et qui peut être fermé hermétiquement par un bouchon. 



Au-dessous delà calotte AFC est placé un cadran , percé dans son milieu par 

 un canon HI portant une aiguille HG : le tout est recouvert d'un verre concave. 



On conçoit que si l'on fait le vide dans l'espace ABCF, la calotte AFC se 

 trouvant chargée de tout le poids de latmosphere , rentrera sur elle-même , et 

 comprimera les ressorts R , qui la soutiennent, et elle se relèvera lorsque la pression 

 diminuera. Par un mécanisme très-simple placé dans le canon HI, le mouvement 

 de la plaque AFC se communique à l'aiguille HG, qui indique, par les arcs qu'elle 

 parcourt, les variations de la pesanteur de l'air. 



Cet instrument , que l'on pourroit porter dans la poche , ne satisfit point le 

 C. Conté , qui le trouvant trop sensible au changement de température , imagina 

 d'appliquer à son objet le ralleutissement qu'éprouve l'écoulement des fluides par 

 un orifice ouvert dans le vide , lorsque le poids de l'air qui presse leur sur- 

 face supérieure vient à diminuer. Pour cela il prit un tube assez large , commu- 

 niquant avec l'air extérieur en N {t'ig- lo) par un robinet. Il plaça dans l'in- 

 térieur un second robinet GF engagé dans un cylindre massif PKLQ, contre 

 la surface inférieure duqel s'appliquait exactement le piston I K. Lorsqu'en abais- 

 sant ce piston, il s'étoit procuré un espace vide ICLIH, il tournait le robinet 

 F G, de manière à ouvrir la communication entre cet espace et la partie supérieure 

 du tube , et il mesuroit ensuite la durée de l'écoult nient du liquide. En faisant 

 cette expérience, au niveau de la Seine, et sur la terrasse du château de Meudon, 

 il obtint une différence de g secondes de temps dans la durée des deux écouleniens , 

 pour un changement de hauteur qui ne faisoit descendre le baromètre que de 

 5 lignes. 



Ce second instrument fut encore rejette par le C. Conté, comme trop sensible 

 aux varia,tions de la chaleur; mais néanmoins il pense avec rai-on que les expé- 

 riences auxquelles il est propre soroient tiès utiles au piO; rès de la physique. La 

 figure 1 1 représente un coupe longitudinale, du dernier instrument auquel le C. 

 Conté s'est arrêté , qu'il a exécuté iui-im'me conmie les prérédens : mais qu'il n'a 

 point dessiné. Elle a été gravée d'après un croquis fait de mémoire , et sur lequel 



