SÉANCE DU 23 OCTOBRE ipOD. 6SÔ 



bronze platiné GG, dont les volumes sont rigoureusement égaux, et pesant chacune 

 environ looos. 



Le levier porte de plus une bobine B formant avec une bobine fixe B' un électro- 

 dynamomètre permettant de commander la balance après fermeture de la double 

 enveloppe et aussi de mesurer la torsion du fil LL, en fonction d'une intensité de 

 courant. 



Un miroir H, présentant dix facettes, taillée^ sur un cylindre de lo"" de diamètre 

 et faisant entre elles des angles de io°, permet de suivre les mouvements de la balance 

 et d'opérer sans démonter l'appareil, à des diilaiices différentes entre les sphères mo- 

 biles et les masses attirantes. 



Celles-ci sont formées des deux cylindres creux KK, en bronze nickelé, dans chacun 

 desquels on peuleuvover. parles variations de niveau d'un réservoir, 'îo''s de mercure. 



L'ensemble de ces appareils se trouve dans une salle dont trois parois 

 sont adossées au rocher. La quatrième est fermée par une cloison très 

 épaisse donnant sur une salle oîi sont installées l'échelle et la lunette d'ob- 

 servation. L'échelle, sur veiTe, divisée en demi-millimètres, est fixée dans 

 une fenêtre de la cloison, au-dessus d'un solide pilier de briques qui porte 

 la lunette. La distance de l'échelle au iniroir est de 413*"°, et la lunette 

 permet d'apprécier nettement le dixième de millimètre. 



On règle la balance de torsion de façon à faire coïncider la trace du 

 fd L avec le milieu de la distance GG, le milieu de la distance RK. et le 

 centre du miroir H. Dans ces conditions, les deux sphères GG viennent 

 rencontrer en même teitips les surfaces des cylindres. On lit la division de 

 l'échelle elle numéro de la facette correspondant à ce contact. Alors, con- 

 naissant les dimensions des différentes pièces de l'appareil et les angles 

 des facettes H, on peut, par de simples lectures à l'échelle et au gonio- 

 mètre I, mesurer toutes les distances qui interviendront dans le calcul des 

 déviations, y compris la distance de l'échelle au miroir H. 



Pour opérer dans les liquides, on remplit le fond du cylindre intérieur 

 jusqu'au niveau SS à l'aide d'un tube T. La partie centrale de ï est tra- 

 versée par le tube Z qui forme déversoir. En réglant convenablement l'ar- 

 rivée du liquide on produit par ce déversoir une véritable succion de ta 

 surface liquide, ce qui permet de la nettoyer facilement. 



Les choses sont disposées de telle façon que les fils EE qui supportent 

 les sphères G percent la surface S en des [)i)ints dont la distance aux autres 

 parties émergeant de S est, au minimum, de 89°"". 



La face supérieure des cylindres K est immergée à i5""" au-dessous i\\\ 

 niveau SS. 



