SÉANCE DU 3 JUILLET IOo5. 



27 



tration et la quantité des radiations émises par un tube de Crookes quel- 

 conque. 



Le principe de l'appareil n'a pas été modifié, mais le modèle primitif a 

 été augmenté d'un nouveau dispositif qui le complète. 



L'appareil se compose dans son ensemble : 



i" Du métroradioscope mesurant la pénétration moyenne et la quantité de 

 rayons X émis par décharge ; 



2° D'un radiophotomètre qui est un totalisateur photographique. 



Le métroradioscope est un photomètre à rayons X qui a pour principe 

 la comparaison de trois plages lumineuses dont on égalise les teintes. 



La première de ces plages est un simple terme de comparaison. La seconde fournit 

 la lecture de la pénétration dominante. La troisième donne l'évaluation de la quantité 

 de rayons X émis par décharge. 



La plage de comparaison est constituée par un écran de platinocyanure de baryum 

 pur recevant directement un faisceau des radiations à mesurer. 



A l'avant de cette plage, entre l'observateur et l'écran, est inteiposé un verre neutre 

 absorbant 70 pour 100 des radiations émises par- l'écran. 



La plage qui fournit la mesure de la pénétration est constituée par une portion du 

 même écran de platinocyanure de baryum fixé sous un volet percé d'une fenêtre limi- 

 tant cette plage. Derrière cette seconde plage, entre elle et la source radiante, est 

 monté un disque à secteurs mobile autour d'un axe, ce qui permet d'amener chaque 

 secteur en regard de la fenêtre limitant la seconde plage. 



Ces secteurs portent des masses d'argent éleclrolytique d'épaisseurs croissantes sui- 

 vant une progression arithmétique; elles sont de 2, 4, 6, 8, 10, 12, i4 et 16 centièmes 

 de millimètre et correspondent aux. pénétrations i, 2, 3, 4> 5, 6, 7, 8. (Le métal utilisé 



