SÉANCE DU II DÉCEMBRE igoS. 10o5 



tance choisie. J'ai indiqué précédemment (') les procédés et appareils qu'il me paraît 

 préférable d'employer dans ce genre de recherclies. Cette première façon d'opérer est 

 très simple et très exacte. Son seul inconvénieni est que, si l'on prend le décimètre 

 comme unité de distance et si l'on se sert d'un oculaire micrométrique à vis, conditions 

 que je crois les meilleures, on est obligé d'avoir un microscope à tube très court, 

 comme on n'en trouve pas dans le commerce; en sorte qu'il faut s'en faire un. 



2° On ne pourrait se contenter d'évaluer le grossissement produit à une autre dis- 

 lance de l'objectif et d'en déduire, par une simple règle de trois, celui produit à i"*™; 

 parce que les divers grossissements que peut produire un même objectif ne sont pas 

 proportionnels aux distances comprises entre sa face postérieure et l'image, mais à 

 celles comprises entre son foyer postérieur et l'image. Pour y arriver il faudrait avoir 

 en plus une autre notion. 



3° Fa, du moment que deux notions sont nécessaires, le mieux, à mon avis, est 

 d'avoir d'une part la puissance de l'objectif, de l'autre la distance comprise entre son 

 foyer postérieur et sa face postérieure. On peut en effet, avec elles, construire des gra- 

 phiques qui, comme ceux que j'ai donnés précédemment ('-), permettent de représenter 

 le pouvoir grossissant de façon très claire et assez exacte. 



4° On peut encore, et c'est plus simple et plus sûr, recourir au calcul suivant : 

 Représentons la puissance par y, la dislance foco-faciale postérieure par ipj,, quand le 

 foyer postérieur de l'objectif se trouve en arrière de sa face postérieure, et par s', quand 

 il se trouve en avant d'elle. Comme les grossissements ne commencent qu'à partir des 

 foyers postérieurs, celui à i"""' de la face ne pourra se développer, dans le cas du foyer 

 postérieur situé en arrière de la face postérieure, que sur une longueur de i''"" — uj, ; 

 et, comme la puissance n'est autre que le grossissement produit à chaque unité de 

 distance, le grossissement à i"*" de la face postérieure, ou pouvoir grossissant P, sera 

 donné par la formule : 



p = (i-o;,)v 



Tandis que, s'il s'agit d'objectifs plus forts, ayant leurs foyers postérieurs en avant 

 de leurs faces postérieures, à une dislance de cp^, le grossissement se développera alors 

 sur une longueur de i -I- 'f ', et le pouvoir grossissant sera donné par la formule : 



P = (! + <?:, )ï- 



Ces deux formules donnent des résultats très exacts qui concordent très exactemenl, 

 ou du moins à très peu de chose près, avec ceux obtenus directement par le premier 

 procédé. Elles rendent également bien compte des dift'érences que, dans ma Noie pié- 

 cédente, je disais exister entre les puissances et les pouvoirs grossissants ainsi compris. 



Ces formules nous font voir, en effet, que le pouvoir grossissant ne peut 

 être é2;al à la puissance que dans le cas très exceptionnel où les distances 

 foco-laciales postérieures <p' et <p',, sont nulles, où le foyer postérieur se 



(') Archives d'Anatomie niicioscopiqite, 1904, p. 274 et a85. 

 (^) Archives d'Anatomie microscopkjue, 1904, p- 298. 



