SÉANCE DU 9 OCTOBRE IpoS. SSy 



laires, je m'étais proposé, pour l'étude de l'éclipsé du 3o août igoS, le pro- 

 gramme suivant : 



1° Étude photographique dans la région lumineuse, surtout dans le 

 roui^e, le jaune et le vert, du spectre de la couche renversante et de la 

 chromosphère ; 



2" Étude du spectre de la couronne dans la même région ; 



3° Mêmes recherches dans l'ultra-violet; 



4° Photographies pendant la totalité avec des plaques sensibles au rouge, 

 en utilisant seulement la lumière provenant des radiations rouges. 



Instruments employés. — Sur une monture équaloriale servant habituellement de 

 support à une lunette de 8 pouces je fix.ai une solide planche qui servit de support 

 aux appareils suivants : 



1° Un spectrographe à prisme de flint (construit pour la grande lunette du Mont- 

 Blanc, et décrit aux Comptes rendus du 6 février igoS), réglé pour le spectre lumi- 

 neux. Une lentille achromatique de 33'" de distance focale projetait sur la fente 

 l'image du Soleil. Un écran de verre couvert de gélatine colorée à la chrysoïdine et 

 destiné à diminuer l'intensité lumineuse des parties bleues et violettes du spectre, et 

 la lumière diflTuse de ces couleurs, était placé entre cette lentille de projection et la 

 fente. 



Un obturateur Guéry était disposé devant la lentille de projection. 



1° Un spectrographe à deux prismes, dont toutes les pièces optiques étaient de 

 quartz; un obturateur Guéry était également placé devant la lentille projetant sur la 

 fente l'image solaire. 



Ce spectrographe était réglé pour les radiations de X 32o!^l^. 



Les fentes des spectrographes étaient orientées dans une direction parallèle à la corde 

 dn croissant solaire qui se produit pendant l'éclipsé avant le deuxième contact. 



3° Une chambre photographique ordinaire munie d'un objectif Suler de 700™™ de 

 distance focale. 



4° Un chercheur composé d'un objectif ordinaire et d'un oculaire divergent projetant 

 une image agrandie sur un verre dépoli. 



5° Un télespeclroscope servant de chercheur et composé d'une lunette de Vion de 1" 

 de distance focale et d'un spectroscope à vision directe, de Browning, dont la fente 

 avait été enlevée. 



Les plaques employées étaient : pour le premier spectrographe, des plaques panchro- 

 matiques de la maison Lumière, sensibilisées au trempé à l'orthochrome T. Hœchst; 

 pour le deuxième spectrographe, des plaques Lumière marque S; pour la chambre 

 photographique, des plaques Lumière panchromatiques, recouvertes, sur la gélatine, 

 d'une couche de collodion fortement teinté avec un mélange de chrysoïdine et de 

 violet de Paris. 



La coloration de cette couche était telle qu'en jirojetant la lumière solaire sur un 

 spectroscope à fente large, les radiations plus réfrangibles que G étaient complètement 

 absorbées par une seule couche colorée. 



Les fentes des spectrographes étaient ouvertes à i^'^jS et ne servaient qu'à limiter 



