84 



SOC. PHILOM. 



PHYSIQUE. 

 Sur les instrumens propres à mesurer les angles sur le terrein. 



C. Pictet a rapporlé d'Angleterre des instrumens pou; 

 -rein. 'Je ce nombre est un petit théodolite , parf.iit 



r mesurer les angles sur 

 ement bien exécuté , et 



Le 



le terrem. 



d'environ 6 centimètres de rayon. Cet instrument, qui n'est peut-être pas encore bien 

 connu en France , consiste principalement dans un cercle entier. Perpendiculairement 

 au plan de ce cercle, et sur son centre, s'élève un axe autour duquel tourne un arc 

 qui porte à son extrémité une alidade garnie d'un vernier , servant à marquer les 

 divisions sur le limbe de l'instrument. Cet arc, divisé lui-même en degrés, porte sur 

 son centre une lunette mobile, accollée avec une alidade garnie d'un vernier. 



Quand l'instrument est placé horisontalement , on peut d'abord fixer l'alidade de 1 arc 

 vertical sur le zéro de la division du cercle entier , et faire mouvoir ensuite tout 1 ins- 

 trument pour amener la lunette dans le plan vertical , passant par le premier objet. En 

 pointant la lunette sur cet objet, on aura d'abord l'angle que le rayon visuel fait avec 

 le plan horisontal. Détachant ensuite l'alidade de l'instrument, on fera venir la lu- 

 nette dans le plan vertical du second objet, sur lequel on la pointera : l'arc parcouru 

 sur le cercle entier donnera la mesure de l'angle réduit au plan borisontal. Il est facile 

 de voir qu'on peut prendre la dernière extrémité de cet arc pour le zéro de l'instrument, 

 et recommencer l'opération à partir de ce point, on aura le double de l'angle. En le 

 multipliant ainsi on diminue l'erreur de la division, et l'on n'a rien à craindre de 

 l'erreur du centre , parce qu'on mesure à-la-fois les deux angles opposés au sommet. 

 Le théodolite réduit à de petites dimensions comme celui dont nous parlons ici, 

 est bien supérieur, pour l'exactitude et la commodité, aux plus grands graphomètres , 

 et coûte moins. Si l'usage s'en répandoit parmi ceux qui opèrent sur le terrein, nos 

 artistes en exécuteroient sûrement avec précision et économie. Il faudroit aussi subs- 

 tituer au genouil, les mouvemens horisontaux et verticaux séparés; car il est tres- 

 diificile de placer avec exactitude dans un plan un instrument à genouil. 



Les anglais ont cherché à diminuer autant qu'il étoit possible le volume des ins- 

 trumens à mesurer les angles ; ils en ont un assez petit pour mériter le nom de sextant 

 à tabatière. 11 seroit facile de les imiter en ce point, si l'on pouvoit persuader à tous 

 ceux qui s'occupent de géodésie, que le plus mauvais cercle entier, de 5 à 6 cen- 

 timètres de rayon, n'eûl-il que des alidades à pinules , vaut mieux que la boussole , 

 sujette à tromper 'dès qu'il se trouve dans le voisinage quelque corps ferrugineux, ou 

 que la chappe de l'aiguille frotte sur le pivot, et peu propre , lors même qu'elle est bien 

 faite, à donner les angles avec précision, à cause des oscillations de l'aiguille, dont 

 il faut toujours estimer le milieu. L. C. 



ASTRONOMIE. 



Cires Ferdinàndeà, ou Astre nouveau découvert le i". Janvier 1801, 

 par Joseph Piazzi, directeur de l'Observ. Roy. de Palerme. 



Extrait de la dissertation italienne publiée par cet astronome , et du journal 

 allemand de Zach. Novembre 1801. 



Soc. yiHLOM. J. Piazzi, occupé depuis neuf ans d'un grand catalogue d'étoiles, se préparoit , le 

 ï'\ Janvier 1801 , vers 9 heures, à observer à la lunette méridienne la 87 étoile du 

 catalogue zodiacal de Lacaille , lorsqu'il apperçut, à peu de distance de cette étoile, une 

 autre étoile plus petite et de huitième grandeur environ, dont la couleur étoit comme 

 «elle de Jupiter ; il l'observa sans y faire une attention plus particulière. En l'observant 



