SÉANCE DU 29 JUIN I908. '373 



jNotre rhcographe comporte non point un seul, mais deux galvanomètres. 



Il permet ainsi de juxtaposer deux figures représentant les variations de 



deux grandeurs conjuguées, comme Tintensité et la force électromotnce 



d'un même courant. 



SYnc/ironnscope à réfîe.rion multiple. — T.e deuxième dispositif à consi- 

 dérer dans le rhéographe est le système optique qui a pour fonction d'étaler 

 verticalement sur l'écran de projection, proportionnellement au temps, le 

 mouvement vibratoire horizontal des rayons réfléchis par les miroirs des 

 galvanomètres et d'amener en coïncidence les courbes qtii se succèdent sur 

 l'écran. Ce dispositif a été également décrit par l'un de nous ( ' ). 



Le principal organe optique du synchronoscope est un prisme à trois 

 faces fonctionnant par réflexion totale. Ce prisme horizontal tourne autour 

 de son axe, entraîné synchroniquement par une roue dentée en fer disposée 

 entre les pôles d'une paire d'électro-aiinants alimentés par le courant aller- 

 natif. Le prisme donnerait à lui seul trois apparitions par tour. 



Pour multiplier les apparitions de la courbe et produire sur la vue une 

 impression persistante et plus intense, le faisceau émergeant du prisme 

 n'est pas envoyé directement sur l'écran. Pendant la rotation, il est réfléchi 

 successivement sur quatre miroirs plans (pii sont fixes et placés de manière 

 à renvoyer l'un après l'autre la courbe toujours à la même place sur l'écran. 



EA-péritnces exécutées sur le rhéographe. — M. Carpen riEii fait fonctionner 

 devant l'Académie un rhéographe qu'il a installé sur la table de la salle des 

 séances. 



Un arc électrique contenu dans une lanterne de projection ordinaire et 

 alimenté par une batterie d'accumulateurs, dissimulée sous la table, cons- 

 titue la source de lumière ulihsée pour les expériences. Cette source, bien 

 que d'intensité modérée, est suffisante pour que dans la salle, en plein jour, 

 sur un écran blanc simplement abrité, apparaissent, en traits d'une grande- 

 visibilité j diverses courbes montrant, pour le Secteur de la rive gauche, la 

 forme de la force éleclroinotrice, puis du courant tantôt sur résistance, 

 tantôt sur self-induclion, tantôt sur capacité. Ces courbes sont observées 

 par les assistants groupés derrière l'appareil. 



(') He>ri \bra.ham, Coinples rendus, t. CXLV, 1907, j). i;.). 



