37^ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Comme fréquence, cette complication de la grippe est loin d'être rare. 

 Nous avons pu, en la cherchant, la constater n'-cemment dans 3o pour loo 

 des cas de grippe chez la femme, dans lo pour loo des cas chez l'homme. 

 Il s'agit donc bien là d'une manifestation intimement liée à la grippe, qui, 

 chose curieuse et qui rappelle des analogies morbides déjà citées, a une pré- 

 dominance marquée pour le sexe féminin. Il élait inléressanl de signaler ce 

 fait qui, mis en parallèle avec la fréquence des aphtes buccaux, confirme cette 

 donnée que la grippe est avant tout une affection gastro-intestinale. 



PlIYSiQlE DU (îLOBE. — Contribution à l'étude du rayonnement calorifique 

 du SoleU. Note (') de MM. G. Mii.i.ociiait et C. Fi'ry, présentée par 

 M. Lippmann. 



Il nous a semblé intéressant de relier les mesures que nous avons effectuées 

 ces deux dernières années à l'aide d'un nouveau pyrhéliomètre, aux mesures 

 faites ordinairement au moyen des actinomètres. 



Ces derniers appareils sont susceptibles de donner la fjuantité totiile de 

 chaleur versée par le Soleil, ce qui coii<luit très facilement au calcul de la 

 constante solaire. 



Dans une prochaine Note, nous montrerons comment il est possible d'iu- 

 tégrer les indications du télescope pyrhéliométrique dans le but d obtrnir 

 la constante solaire, si im|iortante à connaître, et dont les diverses valeurs 

 données jusqu'ici présentent encore entre elles des écarts considérables allant 

 jusqu'à 5o pour loo. 



On sail que la principale difficulté dans l'emploi des aclinomèties réside dans leur 

 ilalonnage en valeur absolue. Dans l'iiclinoinèlre d'Angslroni, adopté par le Congrès 

 (les études solaires, on a recours à une méthode de léducllon au zéro; les deux soudures 

 d"un couple tliernio-éleclrique peuvent être écliaulT'ées simultanément, l'une par le 

 rnvonnement solaiie. l'autre par un courant électrique. 11 est |i0ssible tl'obtenir, dans 

 ces conditions, une dill'érence de potentiel nulle aux bornes de la ihermo pile, ce qui a 

 lieu quand les deux soudures sont à la niènie température. Si la symétrie du couple 

 élait parfaite, c'est-à-dire si les deux soudures étaient rigoureusement ideritiques a 

 Ions les points de \ne, le nombre de watts ain^i dépensé mesurerait directement l'énergie 

 solaire, mais il est difficile d'admettre que ces conditions soie.it absolument réalisées. 



D'autre part, l'appareil d'Angstiom exige une mani|)ulalion délicate au moment de 

 I em|)loi et force l'observateur à emporlei- a\ec lui. en plus de l'instrument mèiue. les 

 ap|>areils de production et de mesure du courant électrique compensateur. 



En somme, un actinomètre thermo-électrique est analogue à une balance 

 (') Présentée dans la séance du lO février 1908. 



