374 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Dans rinlérieur du récepleui- est iiilroduile une sorte de petite bobine en cuivre 

 rouge, dont la face tournée vers l'extérieur est concave et soigneusement noircie. Le 

 fil de manganine qui la recouvre peut recevoir le courant d'étalonnage par les bornes b 

 et b' , et il est alors facile de graduer, en calories, l'appareil relié par B et B' à son 

 millivoltmètre. 



La figure 2 est une vue extérieure de l'appareil qui n'a que lo'^™ de diamètre. 



Fie. 2. 



Pour se servir de ractinomètre, on le pointe dans la direction du Soleil, 

 et on le maintient en direction aussi exactement que possible, puis l'obser- 

 vateur lit la déviation marquée et note le temps au moment où la lecture 

 est faite. 



Une courbe est ensuite tracée, en prenant pour abscisses les temps et 

 pour ordonnées les déviations galvanométriques. 



La comparaison d'une courbe actinométrique avec la courbe correspon- 

 dante obtenue au moyen du télescope pyrliéliomélrique montre que Tacti- 

 nomèlre présente une certaine inertie due à la masse de sa soudure, qui est 

 plus de mille fois supérieure à celle de la soudure du pyrhéliomètre. Le 

 retard est de 23 ininutes. 



Ce retard se retrouve dans tous les actiuomètrcs dont le récepteur a une 

 masse non négligeable, il fausse l'élude de l'absorption atmospliérique et 

 nécessite une correction aux mesures faites avec ces instruments. 



A la courbe corrigée s'applique aussi, dans les mêmes conditions que pour 

 le télescope pyrbéliométrique, la loi de Bouguer. 



L'actinomètre a été étalonné avant et après l'ascension; les valeurs trou- 

 vées montrent que les déviations du galvanomètre sont très sensiblement 

 proportionnelles aux watts pour les petits échaulfeinents produits. 



Les essais ont montré que les pertes par convection ne changent pas 

 sensiblement avec l'orientation de l'actinomètre. 



