SÉANCE DU lO FÉVRIER 1908. 267 



images moiiochromatùiues . ne se produiront pas à la même époque, el les courbes 

 de lumière relatives au.r diverses images monochromatiques de la variable se- 

 ront alors décalées, l'une par rapport à l'autre, d'une certaine quantité, 

 fonction elle-même, sans doute, de la parallaxe de l'étoile. 



La m(''tliO(!lc consiste donc à observer pliolomélriijuemenl l'époque des 

 diverses phases correspondantes de chacune des images monochroniatiques 

 pi'oduiles comme il va être indiqué. On peut d'ailleurs, grâce à un dispositif 

 simple, faire alterner rapidement les mesures d'intensité relatives aux 

 diverses images, de sorte qu'il suffit ihéoriquement d'une seule période de 

 l'étoile, c'est-à-dire d'une nuit, dans le cas des variables du type Algol, pour 

 avoir un groupe complet d'observations. 



11. L'appareil cinistruiL sur ces piincipes, el que j'ai utilisé pour les recherches 

 actuelles, consiste en un équatorial muni à l'oculaire d'un dispositif latéral permettant, 

 comme dans le photomètre Zollner, de juxtaposer à l'image d'une étoile, au foyer de 

 la lunette, celle d'une étoile ai-tificielle ; entre le foyer et l'oculaire, normalement à 

 l'a\e de l'équatorial et sur le trajet commun des faisceaux, lumineux, de l'étoile obser- 

 vée et de l'astre artificiel, un barillet, mobile dans une glissière, porte des cuves ren- 

 fermant des liquides colorés particuliers, qu'on peut à volonté interchanger sur le 

 trajet de ces faisceaux luuiineux. On obtient ainsi, de l'étoile étudiée et de l'étoile 

 artificielle, des séries d'images monochromatiques de même teinte. Pour faire les 

 mesures, on réalise l'égalité d'éclat des deux images à l'aide de deux niçois munis de 

 cercles divisés et placés sur le trajet des rayons de l'astre artificiel. 



Celui-ci est produit par la condensation de la lumière que projette sur une petite 

 ouverture circulaire une lampe éleclrii|ue alimentée par des accumulateurs et réglée' au 

 moyeu d'un rhéostat et d'un voltmètre de précision. L'influence des petites variations 

 que peut subir son éclat dans le cours d'une même soirée et celle des variations locales 

 de l'état atmosphérique sont éliminées en faisant alterner lés mesures relatives à l'étoile 

 variable observée avec celles d'une étoile fixe voisine auxquelles on rapporte celles-là. 



J'ai utilisé dans les expériences actuelles trois écrans colorés dont chacun laisse 

 passer exclusivement environ le tiers du spectre \lsible; ils sont constitués par des 

 liquides colorés, inclus dans des cuves à glaces parallèles, de 5™" d'épaisseur intérieure. 

 Après de nombreux essais on a adopté pour les liquides colorés les compositions 

 suivantes : 



Écran n° I ( écran rou^e ). Éci-.-m u" '2 ( écran vcrl 1. Ivcran n" 3 ( écran bleu ,1. 



SB S 



Rouge de Hœclist n°l.. i Verlnaphlol. !,o Sulfate de cuivre crist.. 20 



Eau distillée 5oo Tartrazine . . ■^.,5 Eau et ammoniaqueq.s. 3-o 



L'écran n° 2 laisse passer la partie du spectre comprise entre ).r=o!J,59 et /.=ioP',49 



