466 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



si l'on a soin de régler le circuit de façon à amener toujours le spot sur la 

 même division de l'échelle. Or, en choisissant convenablement les dimen- 

 sions des bohines, ainsi que leur écartenicnt, on a, dans les conditions des 

 expériences, 



d'où 



Am _ Aw' 



, /■' I 



Ê :zz £ — — • 



On tare l'instrument eu dounant à £ nue valeur connue. 



La sensibilité de ce comparateur est en cjuelque sorte illimitée et sa 

 manipulation est très commode en raison de la variété des moyens de com- 

 pensation. 



Pour préciser les idées, je supposerai que le rayou iiiojeu des boijines esl de lo'"'. 

 Pour deux spires, distantes de ; cenlimèn-es, le polenliel mutuel a alors les valeuis 

 approchées suivantes : 



cm cm 



^ = 8 M= 66,84 = = 3 M = i67,32 



7 78-95 2 215,70 



6 92,96 1 298,64 



5 111,16 0,5 374i86 



4 i35, i5 



En plaçant une spire c entre deux spires a -\- b à i5™"' de l'une et à 5"" de l'autre, 

 on anrait donc 



ni„=i 125 environ. 



Comme la multiplication due aux enroulements était de 4 X lo'* dans l'appareil 



d'essai, on avait 



;« =: 5 X 10" 



et, par suite, jjour « = 10, I =: ^o d'ampère et /=: 100 olinis, 



5X10' „ „ . _, 



1 = 10 -— I0~^5 = I ,3. 10 *. 



lo" 



Avec un galvanume ire qui accuserait le io~' d'ampère par un di'placemenl de i"""' 

 (on en construit qui sont 4oo fois plus sensibles), le spot se déplacerait donc de 3o'™ 

 pour un déplacement de i"- de la bobine G. 



C'est en étudiaut la méthode imaginée par M. G. Lippmann, pour la 

 détermination expérimentale de la constante d'un électrodynamomètre 



