SÉANCE DU 1 MARS 1908. 487 



solutions colloïdales, gelées, empois) est sous la dépendance de la complexité 

 moléculaire et de la réaction du milieu. 



MINÉRALOGIE. — Sur le triage des minéraux par l' électro-aimant. 

 Note de MM. A. Chevallier et L. Véraiiv. 



La méthode de triage mécanique des éléments ferrugineux des roches 

 par l'électro-aimant a été imaginée par Fouqué. 



Le courant d'intensité variable nécessaire à l'aimantation était fourni : soit par des 

 piles d'éléments Bunsen grand modèle disposés en séries parallèles; soit, lorsqu'on 

 avait besoin d'une induction plus puissante, par une machine Gramme actionnée par 

 un moteur à gaz; soit enfin, comme au laboratoire de Minéralogie de la Faculté des 

 Sciences de Nancy, par une petite dynamo mue à la main. 



L'électro-aiinanl employé avait la forme classique en fer à cheval; cliaque noyau 

 portait à son extrémité une plaque rectangulaire de fer doux. Cette disposition, par 

 suite de l'énorme trajet dans l'air imposé aux lignes de force, exige des courants ma- 

 gnétisants puissants pour produire à la surface inférieure des pièces polaires, seule 

 utilisable, une induction capable de retenir les minéraux pauvres en fer tels que les 

 micas. 



De ce qui précède il résulte que jusqu'aujourd'hui la méthode de triage 

 par l'électro-aimant n'avait pas donné, dans les laboratoires, les résultats 

 pi^a tiques qu'on était en droit d'attendre. 



Afin de rendre le procédé aussi parfait que possible, nous avons apporté 

 les deux modifications suivantes : 



Tout d'abord nous avons donné au circuit magnétique de l'appareil une forme plus 

 rationnelle. L'électro-aimant est placé horizontalement; la pièce polaire inférieure a 

 été remplacée par un petit plateau circulaire en fer doux en regard duquel se trouve 

 une pointe également en fer doux fixée à l'autre noyau. Le plateau a un diamètre de 

 o'",o4; la pointe est un petit tronc de cône terminé par une partie légèrement con- 

 vexe de o",o5 de diamètre; la plus courte distance d'entrefer est de o'',[\^, elle est 

 suffisante pour qu'on puisse facilement présenter à la pointe les substances à attirer 

 répandues en grains fins sur une feuille de papier; cette feuille de papier est supportée 

 par la plate-forme circulaire et par une petite table en carton construite ad hoc et 

 peut glisser entre les bobines de l'électro-aimant. 



Ensuite, au lieu d'employer des piles ou des macliines pour la production du courant 

 électrique, il est beaucoup plus facile de se servir du courant fourni par les stations 

 centrales et que l'on a à sa disposition dans tous les laboratoires. Entre les deux bornes 

 d'une prise de courant, on a installé en série un rhéostat, un interrupteur, un ampère- 

 mètre sensible de o à 3 ampères, enfin la bobine de l'électro-aimant. Le rhéostat est 



C. R., 190S, 1" Semestre. (T. CXLVI, N» 9.) 64 



