SÉANCE DU 23 MARS 1908. 63 1 



de la voix : les appareils employés sont des instruments de laboratoire peu 

 commodes à régler, et la plupart d'entre eux suppriment des viinatlons et 

 en introduisent de nouvelles. J'ai d'ailleurs étudié ces questions dans une 

 série de Notes présentées ici même par M. Marey de 1896 à 1901 . 



J'ai cherché à remédier à ces inconv(''niciits en faisant construire un appa- 

 reil qui permet de photographier, de développer et de lixer immédiatement 

 les vibrations qu'une membrane mince en caoutchouc transmet à un petit 

 miroir plan qui suit tous ses mouvements; la source lumineuse est celle 

 dont on se sert dans le télégraphe extra-rapide présenté en novembre 1 906 

 à la Société de Physique. 



Ce dispositif peiiiiet d'économiser le papier en écrivant perpendiculairement à l'axe 

 du papier pholograptiique comme si l'on se servait d'écriture ordinaire. 



Le papier est entraîné d'un mouvement continu par deux laminoirs parallèles et, 

 après avoir été impressionné, il passe successivement dans deux bains de développe- 

 ment, puis dans un bain de fixage, où il peut séjourner plus ou moins longtemps. 



Tout le système est entraîné au moyen d'un pistil moteur électrique à légulateur pour 

 que le mouvement soit bien uniforme. Les tracés ((ue l'appareil inscrit sont exacts, et 



Fis. I- 



Voyelle A chantée sur hi note mj, 



( à 3 vibrations prr^). 



à n'importe quel moment, quand on emploie les mêmes sources sonores, on retrouve 

 les mêmes courbes. 



Expérience. — On commencé par déterminei- la vitesse d'entraînement en inscrivant 



les vibrations d'un diapason à anche : chaque ligne dure à volonté — de seconde, 



/( étant égal à 2, 3, 4, 5. 



Résultais. — 1° Si chaque ligne dure une demi-seconde et si l'on emploie 



G. R., 1908, 1" Semestre. (T. CXI.VI, N° 12.) 8j 



