ACADÉMIE DES SCIENCES 



SÉANCE DU MARDI JUIN 11)08. 



PRÉSIDENCE DE M. U. BECQUEREL. 



MÉMOIRES ET COMMUIVICATIOIVS 



DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE. 



PHYSIQUE. — Sur un appareil destiné aux nivellements micrométriques. 



Note de M. Gouv. 



On a parfois besoin de mesurer de petites différences de niveau avec une 

 grande exactitude. La disposition ordinaire du cathétomètre, avec les courts 

 foyers qui sont nécessaires, se prête mal aux nécessités expérimentales et ne 

 permet pas, par exemple, de mesurer des ol)jets placés dans une auge à 

 paroi plane. La méthode que je vais décrire permet de faire ces nivellements 

 de précision assez aisément; elle a été étudiée afin d'exécuter des mesures 

 de tension superficielle parla méthode des larges gouttes, dont je publierai 

 bientôt quelques résultats. 



Le principe est le suivant. Sur un disque de verre, poli, plan et horizontal, 

 repose par trois pieds un microscope muni d'un micromètre à fil. Le 

 microscope, sensiblement horizontal, peut monter ou descendre, mais, au 

 moment du pointé, il forme avec sou pied un ensemble rigide. La mise au 

 point se fait en faisant glisser le microscope sur le plan de verre, ce qui 

 donne toute liberté de mouvement. On vise ainsi un point A, qu'on pointe 

 au moyen du micromètre; puis on vise une échelle verticale fixe, portant 

 des divisions rapprochées, et l'on pointe un trait de l'échelle au micromètre. 

 On a anisi la diflérence de niveau du point A et du trait zéro de l'échelle. 



C. R., 1908, I" Semestre. (T. CXLVI, N» 23.) 107 



