SÉANCE DU l5 JUIN 1908. 12,37 



spectroscope qui a de grandes dimensions; mais on peut le laisser fixe et 

 faire tournera sa place l'image solaire sur la fente en interposant un prisme 

 à réversion. Ce prisme, comme on sait, a une section triangulaire avec deux 

 côtés égaux; le troisième côté, appelé base, est parallèle à l'axe du faisceau 

 lumineux; et le prisme entier tourne autour de cet axe, en imposant au 

 faisceau une rotation double de la sienne. 11 a déjà été appliqué dans le 

 même but au Soleil par Zollner en 1871 et ThoUon en i885 ('). 



La disposition générale adoptée est la suivante (") : le spectroscope, 

 aussi dispersif que possible, est à réseau et employé dans le troisième et 

 le quatrième ordre avec des chambres longues de 2'",5o et 3"',5o. Le 

 faisceau solaire, réfléchi par un cœlostat et large au plus de 2''™, traverse 

 le prisme à réversion, puis un petit objectif de projection dont la dis- 

 tance focale a varié de 7'™ à 20*^", et qui est porté par une double cou- 

 lisse dont les mouvements sont parallèles et perpendiculaires à la fente. La 

 netteté de l'image solaire sur la fente n'est pas diminuée par le prisme, 

 puisque les rayons qui le traversent sont [jarallèles et non convergents; s'il 

 est bien construit et bien réglé, l'image reste nette tout en tournant et 

 maintient son centre fixe sur la fente. 



On place le prisme à réversion dans une des deux positions où le diamètre 

 équatorial est parallèle à la fente, et l'on fait une première épreuve du 

 spectre, puis une seconde, mais après avoir tourné le prisme de 90" et 

 l'image du Soleil de 180°, en maintenant le même parallèle sur la fente. 

 Cette dernière condition et la juxtaposition des deux spectres sont assurées 

 par les deux coulisses. En fait, la double épreuve s'applique au diauîètre 

 équatorial ou à un seul des parallèles Nord ou Sud ('). 



On a donné plus rarement une autre orientation au Soleil sur la fente, 



(') L'angle du prisme qui est l'angle des côlés égaux doit être grand, sinon les par- 

 ties voisines de la base sont seules utilisables, et la réflexion totale est très rasante. 

 Lorsque l'angle est de 90°, on a le prisme à réflexion totale, employé souvent comme 

 prisme à réversion. L'angle le plus favorable est voisin de 120°, ou moins lorsque les 

 faisceaux qui traversent le prisme ne sont pas convergents. 



(-) Une disposition analogue a été conçue indépendamment par M. Bosler, astro- 

 nome à l'Observatoire, et appliquée par lui à la grande lunette pour l'étude de la ro- 

 tation de la planète Vénus. 



(^) La latitude des parallèles est déterminée avec une lunette auxiliaire, munie 

 d'un micromètre, qui vise la fente. On mesure la distance de la fente au centre de 

 l'image avec le micromètre ou avec les coulisses. La hauteur du spectre ilonne aussi 

 une mesure de la latitude. 



