28 KECHEKCHES SUR LES LOIS DE L'ÉCOULEMENT 



III. — Correetious des mesure» expi-piiiieiitale»* 

 g»MUi' réeoinlemaeut 4lea> gu;£. 



Volume de gaz disponible du gazomètre. 



J'ai (lit ([lie la section du gazomètre, toute correction faite sur le volume 

 de l'eau (jui a ser\i à jauger, était de O'"2,3o23o, à 1 1". En admettant pour 

 la dilatation carrée du zinc 0,000068, la section à 0" était donc : 

 0"'-,3S209; et l'on a pour la section à une température quelconque /, 



s = 0'"\ôl)2m (1 -t- 0,000068«). 



Celle correction est en général très petite et presque négligeable, puisque 

 Jes expériences ont été faites à des températures qui différaient peu de 11°. 



La correction à beaucoup près la plus importante était celle qui concer- 

 nait la vapeur d'eau toujours présente dans le gaz du gazomètre. Elle diffère, 

 comme on va voir, selon qu'on o|)érail sur du gaz sécbé avant sa sortie par 

 l'orifice d'écoulement, ou sur du gaz laissé humide sur tout son trajet. Je 

 m'arrête d'abord à la première, qui est la plus simple. 



Désignons par B la hauteur barométrique, par h l'excès de charge du 

 gazomètre, par (^ la tempéi"tture du gaz dans la cloche même et enfin par t 

 la tension de la vapeur répondant au point de saturation de la vapeur. On a, 

 d'après la méthode de calcul généralement usitée, et ici plus que suffisam- 

 ment juste, pour le volume de gaz sec envoyé dans le réservoir de zinc, à 

 la température /, de ce réservoir et à la pression totale, toujours la même 

 (B -1- h) à fort peu près, 



W,= HS 



(B + /0-T- 



i:l^'l (Do) 



i + utj 



(B -t- h) 



ou si l'on désigne par 6 la durée en seconde de l'abaissement H 



HS 



w = — 



■(B + /i)— T 



(B -1- /i) J \l -1- a<i 



l-^<, (D.) 



