ET DU CHOC DES GAZ. 21 



et par suite du passage du courant, étaient rendus parfaitement isochrones. 

 Une masse de plomb cylindrique de plus de do kilogrammes était suspen- 

 due à deux fils fins d'cxcellenl acier trempé au bleu. Ces deux fils, à leur 

 point d'attache formaient ensemble un angle très aigu et étaient à leurs extré- 

 mités supérieures liés à des crochets placés rigoureusement à une même 

 hauteur. L'un de ces crochets était lié à Tun des pôles de la pile. La masse 

 de plomb portait au milieu de sa partie inférieure un couteau de laiton dont 

 le tranchant était parallèle au plan des deux fils de suspension. A Pétat de 

 repos, ce couteau touchait légèrement un fil d'argent vertical attaché au fil 

 libre de l'éleclro-aimant. Il résulte de cette disposition très simple et d'ail- 

 leurs souvent employée déjà dans bien d'autres cas, que quand le pendule 

 constitué par notre masse de plomb suspendue oscillait, le courant élec- 

 trique traversait l'éleclro-aimant chaque fois que le couteau passait au plus 

 bas de sa course et qu'il élait interrompu ensuite pendant tout le reste de 

 l'oscillation. Par suite de la grandeur de la masse de plomb, ce pendule oscil- 

 lait pendant plus d'un quart d'heure, sans qu'on put constater une diminu- 

 tion notable dans l'amplitude de l'oscillation ; comme de plus l'angle qu'on 

 faisait décrire était très petit et le même à chaque expérience, les batte- 

 ments du pendule et ceux du marqueur électrique étaient aussi isochrones 

 qu'on pût l'exiger. D'après une expérience répétée de comparaison avec un 

 chronomètre, la durée de l'oscillation a été trouvée de 1'", 33503, l'erreur 

 possible ne portant que sur le cinquième chiffre de droite après la virgule. 



Il résulte de l'ensemble de cette double disposition que les volumes 

 écoulés du gazomètre étaient parfaitement proportionnels au temps et que 

 ce temps était mesuré avec toute la rigueur possible. J'indiquerai tout à 

 l'heure les précautions accessoires et toutes pratiques à prendre pour qu'on 

 fût réellement sûr de la réalisation de ces deux conditions. 



Parlons maintenant de la manière dont on remplissait le gazomètre et 

 surtout de la manière dont on le mainicnail à une même hauteur, quand 

 l'expérience se faisait sur l'air. Car, comme nous verrons bientôt, cette der- 

 nière condition était imposée |)Our la réussite des expériences. Ainsi que 

 l'indique la figure, le gaz s'échappait de la cloche par un tuyau s'élevant 

 du fond de la citerne jusqu'au-dessus du niveau de l'eau, et terminé au 



