XCV1 SOCIÉTÉ ROYALE MALAGOLOGIQUE DE BELGIQUE 



lesquelles des différences de niveau bien connues ont élé déterminées 

 au moyen de baromètres de l'espèce. Les résultats obtenus, comparés 

 aux différences réelles, ont fourni des écarts d'où l'on a conclu la 

 valeur des erreurs à craindre. 



Mais si le premier terme dont nous venons de parler nous semble 

 un peu fort, en revanche, nos déterminations de niveau considérées 

 isolément — c'est-à-dire soit à l'aller, soit au retour — nous ont 

 donné des exemples d'erreurs, par rapport à la « dénivelée », sensi- 

 blement plus fortes que la proportion sus-indiquée. 



Nous estimons, en définitive, qu'on peut espérer restreindre les 

 incertitudes dans des limites de ± 4 à 5 mètres, qui se réduiront à 

 ± 2 m 50, à ± i m 50 ou même à moins, dans des circonstances favo- 

 rables et pour des observateurs un peu exercés. 



Il se peut que parfois l'incertitude atteigne ou dépasse 4 à 

 5 mètres; généralement, à notre avis, elle sera moindre. En tout 

 cas, il ne faut pas réclamer trop d'instruments d'un aussi faible 

 diamètre, véritables baromètres de poche, qui n'exigent pas, comme 

 les baromètres portatifs à plus grand cadran, le transport — plus ou 

 moins gênant — dans un étui avec bandoulière ; 



4° D'autre part, en nous référant à l'appréciation ci-dessus indi- 

 quée des erreurs à craindre, nous estimons qu'en adoptant, lorsque 

 la chose est possible, la méthode d'observation par aller et retour, on 

 augmente sensiblement l'exactitude relative dont les déterminations 

 sont susceptibles. 



Les erreurs probables : ± l m 37 ± l m 51 et ± l m ol, dont nous 

 venons de parler à propos de l'ensemble des cheminements du nivel- 

 lement n° 4, nous paraissent justifier complètement cette manière de 

 voir; 



5° L'une des causes principales d'incertitude des nivellements 

 barométriques exécutés par un seul observateur réside dans le défaut 

 d'observations simultanées faites en une station fixe de la région où 

 l'on opère. 



L'introduction dans nos recherches de l'influence que les variations 

 de la pression barométrique générale peuvent avoir eue, notamment 

 sur les déterminations du nivellement n° 4, nous a conduit à des 

 mesures micrométriques assez délicates. 



On pourrait toutefois admettre ces mesures comme indispensables 



