LXXXVI SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE 



L'effet de compensation dont il vient d'être question se produirait 

 encore, indépendamment de toute considération relative à l'instru- 

 ment lui-même, dans le cas où la pression atmosphérique générale 

 éprouverait des variations régulières, soit en hausse, soit en baisse, 

 pendant la durée totale des opérations aller et retour. 



Admettons, en effet, une variation régulière de la pression baromé- 

 trique (voisine, par exemple, de 760 millimètres) dans le sens d'une 

 hausse de mm -l à l'heure. 



Supposons que l'observateur parti de A arrive en B après trois 

 heures de marche. L'augmentation de pression de mm 3 lui donnera 

 une différence de niveau plus faible d'environ 3 m 42 que la différence 

 réelle (voir le cadran hypsométrique). 



Mais, si ensuite l'opérateur, parti de B, met encore trois heures à 

 faire le chemin jusqu'en A, il trouvera en ce point une nouvelle 

 augmentation de pression de mm 3, de laquelle il déduira, cette fois, 

 une différence de niveau, entre A et B, plus forte de 3 m 42 que la 

 différence réelle. 



La moyenne des différences obtenues à l'aller et au retour coïnci- 

 dera donc avec la différence de niveau réelle. 



Sans vouloir exagérer, au point de vue pratique, l'importance 

 des raisonnements qui précèdent, nous sommes autorisé à tirer, de la 

 partie du tableau III intitulée : Échelle orométrique, la conclusion 

 suivante, relative à la méthode d'observation : 



// est utile d'effectuer les nivellements barométriques approximatifs 

 en double, à l'aller et au retour, lorsqu'il y a possibilité d'agir ainsi. 



Passons actuellement à la partie de nos recherches qui a donné 

 lieu à la confection du petit diagramme intitulé : Cadran baromé- 

 trique hypsométrique. 



Comme l'indique un des dispositifs constituant le tableau II, ce 

 diagramme a pour objet de faciliter le calcul rapide de différences de 

 niveau observées au moyen de baromètres anéroïdes ou holosté- 

 riques, non munis d'une échelle orométrique. 



L'idée a été conçue de construire ce cadran, en raison de la 

 circonstance que, depuis longtemps, nombre de géologues et d'obser- 

 vateurs se servent de baromètres métalliques ordinaires pour déter- 

 miner des différences approximatives de niveau. Dans ce but, ils 

 annotent les pressions P f et P s qu'ils observent respectivement à une 

 station inférieure et à une station supérieure ; ils en font la différence 



