CXXXII SOCIÉTÉ ROYALE MALACOLOGIQUE DE BELGIQUE 



L'inconvénient à craindre par suite de cette disposition a été évité 

 dans les altimétriqûes sortant des ateliers de MM. Pertuis, et dont 

 l'anneau est fixé sur la partie principale de l'instrument. 



Nous avions, enfin, signalé les incertitudes de lecture auxquelles 

 peut donner lieu, dans certains baromètres, la distance qui existe 

 nécessairement, disions-nous, entre le plan des subdivisions de 

 l'échelle d'ascension et le plan même du cadran. 



Les modèles d'altimétriques de MM. Pertuis font disparaître toute 

 éventualité d'erreur de ce chef, par une disposition des plus simples 

 et des plus ingénieuses. 



Le limbe de l'échelle altimétrique, au lieu de s'élever perpendicu- 

 lairement à une certaine hauteur au-dessus du cadran et de porter sa 

 graduation sur une surface parallèle à ce cadran, s'élève, pour ainsi 

 dire, immédiatement à partir du plan de celui-ci, en un talus peu 

 incliné, sur lequel se trouvent gravées les divisions altimétriqûes. 



L'objection que l'on est en droit de faire à cet égard au mode 

 d'agencement de plusieurs instruments que nous avons eu l'occasion 

 d'examiner n'est donc pas applicable aux baromètres holostériques 

 altimétriqûes construits par MM. Pertuis et filsf). 



Il nous reste à vous entretenir du baromètre kolostérique altimé- 

 trique appartenant à notre collègue M. E. Van den Broeck, et men- 

 tionné dans la note additionnelle au procès-verbal de la séance du 

 1 er juin, ainsi que d'un instrument de même espèce qui est notre pro- 

 priété personnelle. 



Le baromètre de M. Van den Broeck est un altimétrique de m 07 

 de diamètre, dont le tour complet de l'aiguille est de 1,200 mètres, 

 entre les pressions 780 millimètres et 680 millimètres environ. Le 

 cercle suivant lequel se raccordent le plan incliné de l'échelle altimé- 



(') Au sujet des indications que portent les baromètres, nous reproduisons ici 

 l'observation suivante de M. le colonel Goulier : « Les fabricants de baromètres, tout 

 aussi bien que ceux de jumelles, longues-vues, etc., no mettent leurs noms que sur 

 les objets qu'ils vendent directement. Pour ceux qu'ils fournissent à des marchands 

 en magasin, ils font graver les noms de ces derniers et se contentent d'y ajouter une 

 marque de fabrique plus ou moins apparente. Pour la fabrique Naudet et C ,e , » 

 — aujourd'hui Pertuis et fils — « cette marque est la qualification iïholostérique qui 

 est leur propriété exclusive, de même que la qualification de métallique s'applique 

 généralement aux baromètres Bourdon, dont le mode de construction est tout 

 différent..." (Notice citée, p. 34.) 



